68 Landolt: 



welcher in eine enge graduierte Röhre auslief. Indem man die Luft im 

 innern Zylinder verdichtete oder verdünnte, ließ sich aus der Verschiebung 

 des Wasserstandes in der Röhre deutlich die Volumänderung feststellen, 

 und mehrfache Versuchsreihen ergaben, daß für je ioo mm Zu- oder Ab- 

 nahme des Druckes das ursprüngliche Volum von 400 ccm sich um 

 0.0036 ccm vermehrte oder verminderte. Da bei den Reaktionsversuchen 

 die Druckvariation niemals 100 mm erreichte, so änderte sich somit das 

 Volum der Gefäße in so geringem Grade, daß kein wesentlicher Auftriebs- 

 fehler bei der Wägung zu befürchten war. 



3. Undichtheit der Gefäße, 

 a. Gegen Wasser. 



Eine sehr unangenehme Eigenschaft der während der I. Arbeitsperiode 

 benutzten Glasgefäße lag in der einigemal vorgekommenen Undichtheit 

 ihrer Wandung. Es ergab sich dies aus der Wahrnehmung, daß bei 

 Wägungsreihen von ein- bis zweiwöchiger Dauer die Gewichtsdifferenz 

 A — B täglich um einige hundertstel Milligramm in der gleichen Richtung 

 zu- oder abnahm. Im ersten Falle mußte das Gefäß B, im zweiten A 

 eine undichte Stelle haben, durch welche Flüssigkeit verdunstete, und 

 zwar konnte entweder ein kleiner Sprung im Glase, wie er auch einmal 

 aufgefunden wurde, oder eine durchgehende Blase in der Wandung die 

 Schuld tragen. Glücklicherweise wurden derartige Gewichtsänderungen 

 stets schon bei der ersten Wägungsreihe mit noch nicht in Reaktion ge- 

 tretenen Substanzen bemerkt, sie führten dann zu sofortiger Verwerfung 

 des Gefäßes. 



Auch in den späteren Arbeitsperioden wurde daher der etwaigen Un- 

 dichtheit der Gefäße regelmäßig Beachtung geschenkt, und zwar zunächst 

 dadurch, daß man die anfängliche Wägungsreihe einiger Reaktionsversuche 

 mindestens acht Tage fortsetzte. Eine Gewichtsänderung, wie sie bei den 

 alten Apparaten mehrfach vorgekommen war, ließ sich bei den jetzigen, 

 aus Jenaer Geräteglas hergestellten Gefäßen nicht mehr beobachten, doch 

 wurden dieselben, um Dichtheit zu erzielen, einigemal auf der inneren 

 Seite mit einer Paraffinschicht überzogen. Eine Prüfung auf Durchlässig- 

 keit der Glaswandung für Wasser ist ferner auf die Weise vorgenommen 

 worden, daß man von zwei Fl -Apparaten den einen mit Wasser, den 



