über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen. 



93 



I 



II 



III 



IV 



V 



VI 



VII 



VIII 



IX 



Ver- 

 suchs- 

 reihe 



Füllung 



der 

 Gefäße 



Versuch 



Nr. 



Zeit 

 der Aus- 

 führung 



Art der Gefäße 



Schalen- 

 belastung 



g 



Gefäß 



Beobacht. 

 Gewichts- 

 änderung 



mg 



Mittlerer 



Wägungs- 



fehler 



+ mg 



I 



Wasser 



2 



3 



1903 



Jan./Febr. 



1903 



Februar 



fl Jenaer 

 Geräteglas 



H Jenaer 

 Geräteglas 



414 



413 

 413 



A 



A 

 B 



-0.002 



+0.004 

 +0.007 



O.OO9 



O.OOÖ 

 O OOI 



II 



Wasser 

 Paraffinöl 



4 E 

 5E 



1903 

 Juni 



D Jenaer 

 Geräteglas 



407 

 407 



A 

 B 



+0.002 

 -0.007 



O.Ol I 

 O.0O7 



III 



Wasser 

 Quecksilber 



6 



7 



1904 

 März 



fl-Gefäße 

 Quarzglas 



364 

 364 



A 

 B 



-0.004 

 -0.015 



O.OOÖ 

 O.O03 



IV 



Jod und Kalium- 



hydrosulfatlösung 



8 



9 



1904 



Mai 



(1 Jenaer 

 Geräteglas 



525 

 525 



A 

 B 



+0.014 

 +0.012 



O.OOÖ 



0.005 



V 



Kupfer 



und Ferrosulfat- 



lösung 



io E 

 uE 

 12E 

 13E 



1904 



März 



1904 



Dezember 



fl Jenaer 

 Geräteglas 



fl Jenaer 

 Geräteglas 



5°5 

 S°5 

 505 

 5°5 



A 

 B 

 A 

 B 



+0.015 

 -0.010 

 -0.023 

 -0.024 



0.005 



0.004 

 0.002 

 0.004 



VI 



Silber 



und Ferrisulfat- 



lösung 



14 

 'S 



16 

 17 



1905 



Februar 



1905 



März 



O-Gefäße mit 



Vakuummantel 



(1 Jen. Geräteglas 



Paraffinschicht 



650 

 650 

 441 

 441 



A 

 B 

 A 

 B 



-0.009 

 +0.006 

 -0.002 

 -0.001 



0.004 

 0.003 

 0.007 



0.005 



VII 



Uranylnitrat- 

 lösung 



18 



>9 



1905 

 Oktober 



(1 Jenaer 

 Geräteglas 



411 

 411 



A 

 B 



+0.006 

 -0.003 



0.004 

 0.004 



selbe auf ±0.023 und 0.024 mg gestiegen, und es stellt die letztere Zahl 

 den Maximalfelder dar, welcher dem Verfahren anhaftet. Rückt man die 

 Grenze noch etwas weiter, und zwar bis zu 



±0.03 mg, 



so liegt vollständige Sicherheit vor, daß, wenn bei einem Versuch eine 

 diesen Betrag überschreitende Gewichtsänderung gefunden wird, diese nicht 

 mehr von Beobachtungsfehlern herrühren kann. 



Die Zahlen der Kol. VIII umfassen: 



a) die Einflüsse, denen die Gefäße bei der ganzen Behandlung aus- 

 gesetzt sind und die von verschiedener Feuchtigkeitsschicht auf der äußeren 

 G lasfläche, nicht ganz gleichem Volum der beiden Gefäße, Volumänderung 

 infolge der Reaktionswärme, Berührung mit den Transportvorrichtungen, 

 Staubablagerung usw. herrühren können; 



