vom 3. November 1881. 971 



wo cp L der Halbmesser für den ersten Ring etc. bedeutet. Es er- 

 giebt sich also für jeden Ring, dessen Durchmesser man messen 

 kann, eine Gleichung, die einen Werth für c 2 — a 2 liefert und da 

 man oft bis zu zehn und noch mehr Ringe messen kann, wenn die 

 Verhältnisse günstig sind, so erhält man zur Bestimmung von c 2 — a 2 

 zehn oder noch mehr Gleichungen, was die Zuverlässigkeit und 

 Brauchbarkeit der Methode wesentlich erhöht. 



Geht man nun über zu der praktischen Ausführung der noth- 

 wendigen Messungen, so ist also cp und a zu ermitteln. Wir wen- 

 den uns zuerst zur Bestimmung der Werthe von <p für die ver- 

 schiedenen schwarzen Ringe. 



Die Messung von cp geschah wieder, wie bei den entsprechen- 

 den Winkeln bei der Bestimmung der Hauptbrechungscoefficienten 

 des Glimmers x ) am Goniometer. Die Krystallplatte wurde so an 

 demselben befestigt, dass die Krystallaxe der Theilkreisebene pa- 

 rallel oder was dasselbe ist, die basischen Flächen der Krystall- 

 platte der Drehaxe parallel waren. Diess wird durch Spiegelung 

 eines Lichtpunkts leicht erreicht. Das Interferenzbild wird eben- 

 falls wieder hervorgebracht. Es ist das dieselbe Methode, die F. 

 E. Neumann zuerst bei der Bestimmung der optischen Constan- 

 ten des Gypses 2 ) anwandte und die dann auch sonst, diesem Vor- 

 gang folgend, später angewandt worden ist, so u. A. auch von 

 Des Cloizeaux 3 ). Man bringt dicht hinter die Krystallplatte 

 einen Nicol genau in die Verlängerung des vor der Platte fest- 

 stehenden Goniometerfernrohrs, so dass also die Richtungen der 

 Axen des Nicols und des Fernrohrs zusammenfallen. Das Fern- 

 rohr ist mit einem zweiten Nicol versehen, dessen Polarisations- 

 ebene mit der des ersten Nicols 90° macht und die Polarisations- 

 ebenen beider Nicols sind, die eine nach rechts, die andere nach 

 links um 45° gegen den Horizont geneigt. Beleuchtet man dann 

 das Ganze in zweckmässiger Weise mit dem Licht einer weissen 

 Wolke oder mit homogenem Lichte, so entsteht das Interferenzbild 

 der einaxigen Krystalle mit einem schwarzen Kreuz, dessen Arme 



!) Sitzungsber. Berl. Akad. 22. Nov. 1877, S. 684 und Tschermak, 

 Mineralog. Mittheilungen 1878. S. 14 ff. 



2 ) Po gg. Ann. Bd. 27, S. 240. 1833. 



3 ) Memoire sur l'emploi du microscope polarissant. Ann. des mines. 

 6. ser. t. VI. 1864. Sep.-Abdr. p. 20. 



