972 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse 



gegen den Horizont ebenfalls nach beiden Seiten um 45° geneigt 

 sind und an der man die scheinbaren angulären Durchmesser 2q> 

 oder Halbmesser cp der schwarzen Ringe, als der Stellen, wo die 

 Interferenzvorgänge das Minimum der Intensität hervorgebracht 

 haben bei Anwendung des entsprechenden homogenen Lichtes un- 

 mittelbar messen kann, nachdem man das Fernrohr in geeigneter 

 Weise auf die Interferenzfigur eingestellt hat. 



Dass durch eine Anordnung wie die angedeutete wirklich, 

 analog wie bei der Turmalinzange, die Interferenzfigur entsteht, 

 ist unschwer einzusehen. Bei der Beleuchtung des polarisirenden 

 Nicols mit diffusem Licht werden nothwendig nach allen möglichen 

 Richtungen innerhalb des Öffnungswinkels des Nicols Parallel- 

 strahlenbündel durch den Nicol und sodann auch durch die un- 

 mittelbar vor dem Nicol aufgestellte Krystallplatte gehen müssen, 

 die nach dem Durchgang durch den Krystall auf die Objektivlinse 

 des Beobachtungsfernrohrs fallen, mittelst welcher alle diese Pa- 

 rallelstrahlenbündel dann wieder nach dem Okular hin convergent 

 gemacht werden, so dass gleichzeitig eine grosse Anzahl solcher 

 verschieden gegen die Krystallaxe geneigter Strahlenbündel in's 

 Auge kommt, die wenn der analysirende Nicol in entsprechender 

 Weise angebracht ist, das Ringsystem erzeugen. Die passende 

 Einstellung des Fernrohrs kann leicht durch Probiren ermittelt 

 werden, unter Umständen ist es zweckmässig, wenn letzteres eine 

 zum Verschieben eingerichtete Vorstecklupe besitzt, diese in einer 

 passenden Entfernung von dem Objektiv, die ebenfalls leicht durch 

 Probiren festgestellt werden kann, einzuschalten. Es ist auf diese 

 Weise also zweifellos möglich, das Interferenzbild zu erzeugen, 

 aber man erhält so, wie ebenfalls leicht einzusehen ist, ein sehr 

 beschränktes Gesichtsfeld und auch die Lichtstärke des Bildes ist 

 nicht so, wie in einem Nörrembergischen Instrument. Das geringe 

 Gesichtsfeld ist aber in unserem Fall ohne üble Folgen, da man 

 ja immer nur einen einzigen Punkt auf das Fadenkreuz einzustellen 

 braucht und da die sämmtlichen hergehörigen Punkte alle beim 

 Drehen der Goniometeraxe allmählig durch das Fadenkreuz wan- 

 dern müssen. Die Helligkeit des Bildes ist stets genügend, wenn 

 die Krystallplatte nicht zu klein ist; in diesem Fall muss dann 

 eine andere Anordnung getroffen werden und man kann dann viel- 

 leicht statt des einfachen polarisirenden Nicols, den Nicol sammt 

 dem Beleuchtungslinsensystem eines Nörrembergischen Polarisations- 



