DI UN NUOVO ELEnROMETRO IDIOSTATICO 



ASSAI SENSIBILE 



M 3B M O R X A 



DEL 



:Pi?.o:f, ^TJGTJSTO e^iohii 



(Letta nella Sessione ordinaria del 28 Gennaio 1894). 



I. - X>esei:"iziono cieli' appare oeliio. 



Nel 1876 (*) descrissi un elettrometro idiostatico destinato a misurare 

 alti potenziali, il quale per la sua forma può considerarsi come un elet- 

 trometro a quadranti, dal quale sieno state soppresse le parti superiori di 

 due quadranti opposti, e siano state messi in communicazione metallica i 

 quadranti coli' ago sospeso. Esso rassomiglia perciò a molti dei voltametri 

 elettrostatici che furono costrutti dopo. Tale strumento fu poi modificato, 

 onde aumentarne la sensibilità, in occasione di una mia ricerca più re- 

 cente (**). 



Ho voluto dopo dare una forma definitiva a questo elettrometro, che 

 fosse opportuna pei casi nei quali si richiede una sensibilità assai grande, 

 ed é in tal modo che sono stato condotto a ideare e costruire l'elettro- 

 metro idiostatico del quale espongo qui la descrizione. 



II nuovo elettrometro si può considerare come fondato sul principio 

 seguente. S'immagini un condensatore ad aria costituito da due dischi 

 metallici paralleli, fra loro comunicanti, e da una lastra metallica paral- 

 lela ai dischi posta fra di essi e divisa in due parti, delle quali una fissa 

 e l'altra mobile nel proprio piano. 



Se fra le due lastre, fra loro comunicanti, ed i due dischi, si stabilisce 

 una differenza di potenziale, la lastra mobile sarà respinta dalla lastra fissa 

 con una forza la quale, mentre sarà proporzionale al quadrato della dif- 

 ferenza di potenziale, sarà pure tanto più grande, quanto maggiore é la 



(*) Mem. della R. Ace. di Bologna, serie III, t. VII (1876). — A^. Cimento, serie 2% t. XVI, p. 89. 

 (*') Meni, della B. Ace. di Bologna, serie V, t. Ili, pag. 130 (1893). 



