— 101 — 



rico concentrato posto in un vaso di vetro, e che ha il tripUce 

 scopo, di mantenere secca l'aria che circonda i dischi, di stabilire comu- 

 nicazione stabile fra 1' ago ed i settori fissi bh\ ce\ e di smorzare le oscil- 

 lazioni dell'ago. Le deviazioni di questo sono lette al modo solito per 

 mezzo d' uno specchietto »S fissato sul filo di platino (*). Nel mio apparecchio 

 i' intero sistema sospeso, e cioè ago, filo di platino e specchio, non pesa 

 che 1,2 gr. 



Infine, al disopra dell' ago mobile trovasi un disco metallico GH oriz- 

 zontale, eguale in tutto al disco EF, se non che mentre questo é fisso, 

 r altro può essere collocato a varie altezze, a cominciare da una distanza 

 piccolissima dall' ago mobile, sino a circa 2 e. 



I due dischi EF, GH in generale comunicano fra loro e colla cassa 

 metallica che circonda le parti dell' istrumento già descritte, e formano 

 una delle armature del condensatore considerato più sopra. I settori fissi 

 del disco AB e 1' ago, sempre comunicanti fra di loro, costituiscono la 

 seconda armatura. Se esiste una differenza di potenziale fra i due sistemi 

 ■conduttori, 1' ago devia, e la deviazione é sensibilmente proporzionale al 

 quadrato di questa differenza di potenziale. La sensibilità sarà tanto mag- 

 giore, quanto più vicini fra loro si saranno messi i due fili di sospensione, 

 e quanto più piccole si saranno ridotte le distanze fra i dischi ed i settori. 



Questo modo d'adoperare l'elettrometro, che indicheremo come me- 

 todo a), è quello che conduce alla massima sensibilità, ma non é il solo 

 che si possa impiegare. Esiste, per esempio, un metodo b) che dà minor 

 sensibilità, e che consiste nel mettere il disco inferiore EF, non già in 

 comunicazione col disco superiore, ma bensì coi settori fissi e coli' ago. 



In questo caso si può considerare come nulla la densità elettrica sulle 

 faccie inferiori dei settori e dell' ago. La deviazione é allora prodotta solo 

 dalla carica delle faccie superiori, la quale a parità di potenziali diminuisce 

 se il disco superiore viene portato più in alto. La sensibilità dello strumento 

 si renderà quindi di più in più piccola sollevando il disco superiore. Un 

 semplice commutatore permetterà di passare istantaneamente dal metodo a) 

 al metodo 6), ciò che sarà assai vantaggioso quando abbiansi a misurare 

 potenziali di grandezze assai diff'erenti. Una volta che in ciascuno dei due 

 metodi si sia misurata la deviazione prodotta da una nota differenza di 



(*) Per preparare i piccoli specchi degli strumenti a riflessione, ho 1' uso di argentare un 

 gran numero di piccoli vetri copri-oggetti di forma circolare, e di 1 e. o anche meno di diametro, 

 scegliendo i pochi veramente piani col provarli uno ad uno per mezzo di una scala e di un 

 cannocchiale. Siccome però i vetri ben piani sono rarissimi,^ cosi ho trovato comodo fare una 

 prima cernita, osservando le frangie d' interferenza che mostrano allorché, collocati sopra una 

 lastra di vetro ben piana, vengono illuminati colla luce del sodio. Con un po' di pratica si riesce 

 cosi rapidamente a riconoscere quelli che sono quasi piani, che soli vengono poi inargentati. 



