102 



Fiff. 2 



M 



potenziale (p. es, quella che fornisce una pila campione) si calcolerà la 

 costante /i dello strumento, che entra nella formola V=Ki/a, la quale 

 stabilisce la relazione fra le deviazioni lette «, e le differenze di poten- 

 ziale V che le producono. Si potrà ammettere che a sia espressa in milli- 

 metri della scala, giacché le deviazioni an- 

 golari non sono mai troppo grandi. 



La fìg. 2 mostra l'apparecchio completo, 

 e coir aggiunta di pochi schiarimenti varrà 

 a darne una idea esatta. In questa figura 

 r elettrometro é rappresentato senza una 

 parte del manicotto cilindrico di metallo che 

 lo chiude, la quale é movibile, e rappre- 

 sentata a parte in X. Questo manicotto porta 

 cinque finestre a, b, e. ... chiuse da vetri, 

 e destinate a lasciar vedere nell'interno, 

 come pure la finestra/, chiusa da una lastra 

 di vetro a facete ben parallele, de&tinata alle 

 letture . 



La base circolare d'ot- 

 tone A , sostenuta da tre 

 piedi d' ebanite che ter- 

 minano in viti di livello, 

 porta un serratilo B ed 

 ha una larga apertura cen- 

 trale, alla quale si applica 

 dal disotto un coperchio 

 metallico che porta il va- 

 setto dell' acido solforico 

 V. hitorno a questo sor- 

 gono sei colonnette di ve- 

 tro verniciato , tre delle 

 quali sostengono il disco 

 inferiore (quello cioè se- 

 gnato EF nella fig. 1). 



L'asticella d'ottone C 

 terminata da serratilo, che 

 arriva fuori dal manicotto, comunica con questo disco. Le altre tre co- 

 lonnette sostengono un anello d' ottone comunicante col serratilo D e 

 fatto di due pezzi posti l' uno suU' altro e stretti assieme con viti. Fra 

 questi due semianelli é stretta la lamina d' alluminio frastagliata in modO' 

 da costituire i settori fissi (rappresentata con AB nella fig. 1). Resta facile 



