— 103 — 



11 regolare la distanza fra il disco inferiore ed i settori fìssi, e renderla 

 piccola quanto si vuole, giacché le tre colonnette non sono fissate diret- 

 tamente sulla base A, ma bensì appoggiate su tre molle che tendono a 

 sollevarle, mentre esse possono essere tirate in basso per mezzo di ma- 

 dreviti che sporgono sotto la base e che ingranano con viti fissate sul 

 prolungamento delle colonnette. 



Il disco metallico superiore E (quello indicato con GH nella fig. 1) é 

 rappresentato nella fig. 2 alquanto sollevato sui settori, onde questi siano 

 ben visibili. Esso é sostenuto da un tubo di vetro verniciato G, nell' interno 

 del quale passano liberamente i fili di sospensione. Questo tubo non é 

 fissato al coperchio dell' istrumento, ma ó invece portato da un largo tubo 

 d' ottone lavorato esternamente a vite e tagliato longitudinalmente in guisa 

 •da ridursi a tre striscie equidistanti p, q, r. Facendo girare la madrevite // 

 si può allora alzare od abbassare il disco, che un sottile filo metallico / 

 mantiene in comunicazione col serrafìlo Z, fissato al coperchio coli' inter- 

 mezzo d' una colonnetta di vetro verniciato. Nella fig. 2 aS é lo specchietto 

 ■ed M un tubo di vetro, alto circe 20 e. , che sostiene il piccolo congegno 

 per r attacco dei fili di sospensione, il quale é cosi costruito da permettere 

 di variare facilmente l'altezza dell'ago, la distanza dei due fili alla loro 

 estremità superiore, e l'orientazione del loro piano. 



Onde r elettrometro possa dare una sensibilità assai grande, occorre, 

 <;ome si é già notato, che i settori siano ben piani e sottili, e che i due 

 dischi siano paralleli ai settori, ed a distanza piccolissima da questi. Per 

 ■soddisfare il meglio possibile a queste esigenze, si operò nel modo seguente. 



I settori fissi e l' ago furono fatti con lastra d' alluminio sottilissima. 

 Si resero piani comprimendoli fra lastre di ferro a faccie piane, che ven- 

 nero fortemente riscaldate, e poi lasciate raffreddare lentamente. Per mon- 

 tare r istrumento si cominciò col verificare la posizione del disco inferiore, 

 ponendo sul tornio la base dell' istrumento, e rammollendo il mastice col 

 -quale il disco stesso é fissato alle sue colonnette. Dopo ciò, conveniva 

 far in modo che il disco superiore fosse ben parallelo al disco inferiore. 

 A questo scopo si collocò l' apparecchio nella sua posizione normale, 

 senza però mettere in posto 1' ago ed i settori fissi, e si abbassò il disco 

 superiore. Allora si rammollì con una piccola fiamma il mastice col quale 

 il disco superiore é attaccato al suo sostegno, sinché esso si adagiasse 

 liberamente sul disco inferiore. Allora vennero messi in posto i settori 

 fissi, e agendo sulle tre madreviti annesse alle colonnette che li sostengono, 

 si ridusse la distanza fra disco inferiore e settori, la più piccola possibile, 

 forse un decimo di millimetro all' incirca. 



Per rendere facile tale operazione si stabili un circuito elettrico con- 

 tenente una pila ed un galvanometro, che si chiudeva se avveniva contatto 

 fra i settori ed il disco. 



