— 106 — 



leggere le due deviazioni che produce la forza elettromotrice V messa 

 in relazione coli' istrumento prima in un senso poi in senso opposto, e 

 moltiplicare per K la radice della loro media aritmetica. 



Però si possono stabilire altre formole che permettono di calcolare V 

 in base alle due deviazioni a^ ed a^. Per esempio la formola seguente é 

 a preferirsi allorché, come nel metodo che sarà descritto nell' art. IV, la V 

 è assai piccola di fronte a V^, nel qual caso a^ ed a^ sono di segni op- 

 posti. Si risolva la (4) rispetto a V, poi si divida membro a membro la 

 equazione (3) per quella cosi trovata. Si avrà : 



(6) V = ^-(a,-a^), 



4v:. 







Con questa formola, una volta determinati K e V^,, oppure la nuova co- 

 stante -r-fv, per mezzo d'una coppia campione, si calcola F, che, come 



4 K ,, 







■si vede, é proporzionale ad a^ — ctg. Se a^ ed a^, sono di segni opposti, 

 come nel caso dell' art. IV, allora «j — a^ non é che lo spostamento letto 

 sulla scala nell'atto d'invertire le comunicazioni coli' elettrometro. 



Se poi V è estremamente piccolo di fronte a V^ allora dalle (1) e (2) 

 si ha approssimativamente 



K~ K- 



le deviazioni a^ ed a^ sono sensibilmente eguali e di segno contrario, e 

 semplicemente proporzionali a V, come negli usuali elettrometri a qua- 

 dranti. 



Le ultime due formole si applicano solo quando si fa uso d'una pila 

 per rendere grande V^, come nel metodo descritto nell'art. IV. Nell'uso 

 ordinario dell'elettrometro idiostatico si deve adoperare la (5), o la for- 

 mola semplice 



V=Ki/~a 



nel caso in cui si sia constatato assere V^^ = . 



Nel mio apparecchio V^ non è zero benché i dischi sieno d'alluminio 

 come i settori. Forse si annullerebbe V^ dorando settori, ago e dischi. 



