— 108 — 



Siccome colla disposizione a) basta una differenza di potenziale di nep- 

 pure 4,5 Volta perché la deviazione sia di circa un metro, che é la lun- 

 ghezza usuale della scala, la disposizione b) servirà quando si abbiano a 

 misurare potenziali superiori a 4,5 Volta, e più questi potenziali saranno 

 elevati, più si dovrà allontanare il disco superiore dall' ago, onde ridurre 

 la sensibilità nei limiti opportuni (*), 



IV. - Impieg'o dell' elettrometro 

 eon piljì eli oonfrooto. 



Benché lo scopo principale deli'istrumento già descritto sia quello di 

 dispensare dall'uso di una pila di carica, faro vedere in questo articolo, 

 che ristrumento stesso si può anche adoperare con una pila, nel qual 

 caso la sua sensibilità diventa assai grande, e di molto superiore a quella 

 degli elettrometri a quadranti. 



Si mettano i due dischi in comunicazione con uno dei poli di una pila, 

 ed i settori e l'ago coli' altro polo. L'ago devierà assai, ma spostando la 

 scala o meglio facendo girare nel senso opportuno la sospensione dei fili, 

 si potrà far in modo che sulla scala si legga ancora lo zero. Aggiungendo 

 allora nella comunicazione fra dischi e settori una nuova forza elettro- 

 motrice V, ora in un senso ora nell'altro, si avranno due deviazioni a^ 

 ed «2, che in generale saranno di senso contrario, essendo ora V assai 

 piccolo in confronto della differenza di potenziale stabile V^ che esiste fra 

 dischi e settori. La formola (6) farà conoscere V, una volta che colla 

 lettura delle deviazioni prodotte da una coppia campione, si sia determi- 



K 



nata la costante — ^ deli'istrumento in tal modo adoperato. 



Questo metodo, che concede una sensibilità grandissima per ogni istru- 

 mento nel quale le deviazioni crescano come i quadrati delle quantità 

 dalle quali le deviazioni stesse dipendono, corrisponde sostanzialmente ad 

 uno che fu indicato dal Donati per la bilancia di Coulomb (**), e più 

 tardi proposto pure da Hallwachs (***). 



Per dare idea della sensibilità che cosi si raggiunge, valgano le cifre 

 seguenti. La pila di carica in una mia esperienza era costituita da 34 cop- 

 pie rame-acqua-zinco. La costante — — ebbe il valore 0,00174, e cioè lo 



C) Si può, in caso di bisogno, diminuire di molto la sensibilità, tanto nella disposizione a) 

 che nella 6), allontanando i fili di sospensione alla loro estremità superiore. 

 (*•) N. Cimento, serie 2', t. XIII, pag. 5 (1875). 

 C") 1. e. 



