- 109 — 



spostamento oCj — a^ prodotto coli' invertire le comunicazioni della forza 

 elettromotrice incognita era di un millimetro della scala, allorché la detta 

 forza elettromotrice era di 0,00174 Volta^, cioè meno di un cinquecentesimo 

 di Volta. Tale sensibilità potevasi poi aumentare ancora di molto, aumen- 

 tando il numero delle coppie della pila di carica. 



Se le differenze di potenziale da misurarsi sono piccolissime in con- 

 fronto della forza elettromotrice della pila, allora la formola (7) può ado- 

 perarsi invece delle (6) e non si ha a leggere che la semplice deviazione, 

 cui é proporzionale la differenza di potenziale che si misura, come av- 

 viene cogli elettrometri a quadranti. 



Questo modo di far uso dell'elettrometro qui descritto sarà vantaggioso 

 quando si tratti solo di scoprire l'esistenza di forze elettromotrici picco- 

 lissime, o di constatare minime variazioni di forze elettromotrici già esi- 

 stenti. Occorreranno però certe precauzioni onde evitare inganni, la prin- 

 cipale delle quali consiste nel chiudere la pila di carica ed i corpi, nei 

 quali si sviluppa la forza elettromotrice da misurare, entro una cassetta 

 chiusa, che contenga anche il necessario commutatore, che verrà maneg- 

 giato dal di fuori. Senza di ciò lo zero sarebbe assai instabile, bastando 

 lievi correnti di aria a modificare momentaneamente i potenziali delle 

 varie parti della pila di carica. 



V. - 3J!ocliG.caz;ioxii cieli' elettr'oiiioti^o. 



Si é visto nell'art. Ili che la presenza del disco superiore poco con- 

 tribuisce alla sensibilità dell' istrumento, adoperato per potenziali piccolis- 

 simi. Se dunque un elettrometro é destinato solo a potenziali assai bassi, 

 si può semplificarne di molto la costruzione sopprimendo il disco superiore. 



Si potranno poi sopprimere gli inconvenienti dovuti all'acido solforico, 

 adoperato come mezzo di comunicazione fra settori fìssi e quadranti, fa- 

 cendo la detta comunicazione per mezzo d'una foglia d'oro. L'idea di 

 questa disposizione l'ho tratta da una esperienza di Hallwachs (*) e 

 messa in pratica mi ha sembrato dare risultati assai buoni. 



Si lasci nell'elettrometro il vasetto dell'acido solforico, che non servirà 

 più che per disseccare l'aria, se ne faccia uscire il fìlo di platino comuni- 

 cante coi settori fìssi e lo si pieghi orizzontalmente in modo che la sua estre- 

 mità arrivi all' asse verticale dello strumento, si raccorci poi il filo di platino 

 che porta l'ago, facendolo terminare subito al disotto dello specchietto, e 

 ^i pongano in comunicazione i due fili di platino per mezzo d'una striscia 



