— no- 

 di finissima foglia d'oro. Questa striscia che può essere larga un milli- 

 metro o meno e lunga due o tre centimetri, viene avvolta sui due fili di 

 platino, e tenuta in posto con una traccia di gomma alle due estremità. 

 Ho constatato che anche quando i fili di sospensione sono vicinissimi la 

 foglia d' oro non offre sensibile resistenza ai movimenti dell' ago. 



Con questa disposizione é soppresso anche lo smorzamento che pro- 

 duceva r acido solforico ; ma lo smorzamento prodotto dall' aria nello 

 spazio ristrettissimo nel quale l' ago si muove, é in pratica largamente 

 sufficiente. 



Infine, si potrebbe grandemente aumentare la sensibilità dell' elettro- 

 metro, sostituendo alla sospensione bifilare, una sospensione a filo di 

 quarzo del Boys. In tal caso, adoperando un filo di quarzo leggermente 

 argentato (*) questo potrebbe anche servire a stabilire la comunicazione 

 dell'ago coi settori. Però non credo sia opportuno un ulteriore aumento di sen- 

 sibilità ottenuto in tal modo, giacché le oscillazioni dell'ago assumerebbero 

 una durata estremamente grande, e perciò praticamente assai incomoda.- 

 Ma la sospensione a filo di quarzo sarà assai opportuna se si daranno- 

 all' istrumento delle dimensioni assai piccole, come quelle dell' elettrometra 

 a quadranti costruito dal Boys (**). È certo che con un filo di quarzo- 

 finissimo si raggiungerebbe lo scopo di avere un elettrometro idiostatico 

 assai sensibile, di dimensioni piccolissime, ed il cui ago avrebbe un 

 periodo d' oscillazioni non troppo grande. 



aggiunta. 



Durante la stampa della presente Memoria ho ricevuto dal Prof. Boys 

 alcuni fili di quarzo da lui per me fabbricati. Godo che mi si presenti qui' 

 l' occasione di ringraziarlo vivamente per la sua cortesia. Ho quindi potuto 

 assicurarmi della maggior sensibilità che acquista il mio elettrometra 

 sospendendo 1' ago ad uno di questi fili. Il filo impiegato é lungo 234 mm. 

 e grosso all' incirca 0,0067 mm. La costante K, che colla sospensione bifilare- 

 era eguale a 0,14, e divenuta eguale a 0,05 In tal modo basta una diffe- 

 renza di potenziale di 0,05 Volta per produrre un millimetro di deviazione sulla, 

 scala, mentre una differenza di potenziale di un Volta produce 400 milli- 

 metri di deviazione. Però la durata delle oscillazi(mi dell' ago é diventata 

 grandissima, ragione per cui occorre aspettare molti minuti prima di fare- 

 una lettura. Con dimensioni ridotte dell' ago e anche con filo di quarzo 

 più sottile, si avrebbe certamente grandissima sensibilità e conveniente- 

 prontezza delle deviazioni. 



(*) Himstedt, nei Weed. Ann., v. 52, p, 752 (1893). 

 (*") Beiblatter 1891, pag. 721. 



