— 610 — " 



È noto che con questo modo non si riesce mai a scacciare completa- 

 mente un gas neppure continuando per lungo tempo la corrente di idro- 

 geno, ed è indubbiamente per questo fatto oltre che per colpa della sostanza 

 indice (indacosolfato di sodio) che il Lambì ing ha trovato valori troppo 

 forti in confronto a quelli dati dal metodo della pompa. 



Secondo l'indicazione di Siegfried si aggiunga invece al liquido 

 qualche goccia di sangue in modo che a traverso al recipiente si possano 

 osservare nettamente le linee d' assorbimento dell' emoglobina. L' allonta- 

 namento dell' ossigeno disciolto dal menstruo o aderente al recipiente in 

 cui avviene la determinazione venga fatto con lo stesso reattivo, idrosol- 

 fito di sodio, che serve appunto a dosare 1' ossigeno del sangue. 



Si aggiunga lentamente questo reattivo e si faccia per ogni aggiunta 

 di esso r osservazione spettroscopica, il momento preciso in cui il reci- 

 piente e il menstruo sono stati privati dell' ossigeno viene indicato appunto 

 dalla scomparsa delle linee dell' ossiemoglobina e rispettivamente dall' ap- 

 parire della linea d' assorbimento proprio dell' emoglobina ridotta. 



Questo mezzo semplicissimo dovuto pure all' Hopp e-S eyler (1) s'in- 

 tende bene che é suscettibile della più grande precisione in quanto non 

 si tratta di percepire una gradazione cromatica, ma la presenza di uno 

 spettro o di un altro ben differente. Una volta raggiunto questo intento si 

 introduca il sangue di cui si vuol dosare l' ossigeno e si faccia entrare 

 altro reattivo in modo da poter sapere quanto se ne introduce e man 

 mano si ripeta l' esame spettroscopico fino alla ricomparsa della linea 

 d' assorbimento propria della emoglobina ridotta. 



Vediamo ora il processo tenuto e l'apparecchio col quale il Siegfried 

 ha eseguito i suoi saggi di determinazione. 



Dopo la pubblicazione del Siegfried non é uscito più, o almeno non 

 mi é noto nessun altro lavoro che suoni conferma o ripetizione di quelle 

 prove, o anche che tratti di questo argomento. Io ebbi occasione di stu- 

 diare il metodo per ricerche che dovevano essere eseguite nel nostro 

 Istituto ed ebbi a notare diverse circostanze che, mentre mi resero con- 

 vinto della bontà del principio, misero in vista certi inconvenienti pratici 

 dell' apparecchio. 



•* 



L'apparecchio del Siegfried si compone (fìg. 1) di un cilindro dì 

 vetro A capace di 300 ce. circa che termina da una parte in un tubo del 



(1) Hoppe-Sey ler, Haemoglobin als Reagens auf freien Sauerstoff. Weitere Mittheilungen 

 lil^er die Eigenschaften des Blutfarbstoff:». Zoitsclirift. fùr phys. Chemie, I, 121. 



