— 611 — 



lume di 10 a 12 mm. e a fondo cieco 6, dall' altra termina in un tubo 

 largo chiuso da un robinetto ad ampia apertura di 6 a 7 mm. di lume e. 

 — Ai lati del cilindro si impiantano due tubi d, d saldati a 2 centim. circa 

 dalle estremità paralleli fra loro ed aperti. Due pipette/,/, da circa 25 ce. 

 r una hanno le loro estremità munite di robinetto e piegate ad angolo 

 retto in modo da poter essere riunite mediante robusti tubi di gomma fra 

 loro e coi tubi laterali del cilindro. Questa doppia congiunzione ha luogo 

 a mezzo di brevi tubetti intermediari <?, e fatti a T. La fig. 1 mostra uno 

 schema di quest' apparecchio già montato. 



Dell' apparecchio fa parte pure una pipetta speciale, che serve per in- 

 troduzione del sangue. Essa é rappresentata dalla flg. 2. 



Un tubo di vetro munito di rubinetto a mette capo ad un rigonfia- 

 mento ^ della capacità di 3 ce. circa, al rigonfiamento fa seguito un tubo 

 più sottile di 1 a 2 mm. di diametro e che piegato ad u termina ad un 

 altro rigonfiamento /l di 3 ce. : La capacità di questa bolla é limitata fra 

 due segni fatti 1' uno sul tubo che vi conduce e di cui abbiamo detto ora, 

 r altro su quello che ne parte e che si piega pure ad u due volte d. La 

 figura 2 mostra all' evidenza proporzione e posizione rispettiva dei vari tratti 

 della pipetta. Tutto il tubo d é robusto ed ha un lume di 1 mm. circa. 



Ecco come si adopera questo strumento (1). 



Si riempiono le due burette col reattivo, idrosolfito di sodio e si 

 congiungono strettamente al cilindro con robusti tubi di gomma poi si 

 introduce nel cilindro A dell' acqua distillata bollita e s' intende già raf- 

 freddata in recipiente chiuso , si aggiungono circa 50 ce. di mercurio 

 puro e qualche goccia di sangue. Si muove l' apparecchio in modo da 

 scacciare tutta 1' aria che può essere racchiusa nei tubi e si rimpiazza 

 con altra acqua che si aggiunge dal robinetto e tenendo il cilindro a in 

 posizione inversa a quella della figura. Si chiude il robinetto e e si guarda 

 allo spettroscopio collocando davanti alla fessura dello istrumento la parte 

 grossa del cilindro. L' apparecchio é ben riempito quando allo spettro- 

 scopio si osservano due belle linee ben nette e separate perfettamente 

 r una dall' altra. Se le linee sono poco appariscenti, cioè il sangue intro- 

 dotto é in troppo piccola quantità, con l' aggiunta del reattivo le linee 

 scompaiono presto non perché veramente tutta 1' ossiemoglobina sia scom- 



(1) Ho dato la descrizione di due apparecchi posseduti dal nostro Istituto. Uno di essi feci co- 

 struire a Berlino dietro le indicazioni ])rese dal lavoro del Siegfried, l'altro fu eseguito dalla 

 casa Greiner e Friedrich a Stutzerbach in Turingia con modelli espressamente spediti dal 

 chiarissimo Dott. M. von Frey di Lipsia cui debbo rendere infinite grazie. 



Non traduco le parole del Siegfried perchè mi pare che sieno troppo riassuntive e quindi 

 poco chiare, e perchè la pratica grande che ho preso di quest' apparecchio me 1' ha reso fami- 

 gliare e mi fa sicuro che il processo che descriverò minutamente potrà dare buoni risultati corno 

 li ha dati a me. 



