— 613 — 



sangue e conseguentemente il mercurio che era rimasto nel rigonfia- 

 mento / uscirà per d ed entrerà nel vaso del sangue. Il mercurio per 

 questa guisa si fa entrare fino al primo segno che si trova avanti di 

 giungere al rigonfiamento 7 e si chiude il robinetto. Riempita allora di- 

 mercurio r imboccatura e del cihndro si capovolge su una larga vasca di 

 mercurio profonda abbastanza perchè si possa approfondarvi completa- 

 mente r estremo libero della pipetta ed introdurlo sotto al mercurio nel- 

 r apparecchio capovolto, dopo aver aperto il robinetto e. Si apra allora 

 di nuovo il robinetto a e V apparecchio a pressione di mercurio potrà 

 allora spingere il sangue fuori della bolla 7, e si richiuda quando il 

 mercurio sia salito fino al secondo segno e cioè i 3 ce' di sangue sieno 

 entrati nell' apparecchio. Si estrae la pipetta, si chiude e e si toglie il 

 cilindro dalla vasca rimescolando bene con lo scuotimento come si é fatto 

 prima. A questo punto non si ha che a ripetere 1' introduzione del reat- 

 tivo togliendolo dall' altra buretta e regolandosi coli' osservazione spettro- 

 scopica, che si fa ora a traverso al tubo ristretto b, arrestando poi 1' in- 

 troduzione alla comparsa dello spettro proprio dell' emoglobina ridotta. 



Se si stacchi allora la buretta che ha servito per il secondo assorbi- 

 mento, e fatto uscire tutto il mercurio contenuto nei due estremi ricurvi 

 della buretta si raccolga a parte il mercurio situato entro la buretta stessa 

 e questo sia lavato e poi essiccato e pesato, si avrà il peso preciso del 

 mercurio che é andato a rimpiazzare il reattivo nella buretta. Dividendo 

 questa cifra per il peso specifico del mercurio si ha il volume di questo 

 reattivo con una sicurezza che certamente nessuna lettura diretta po- 

 trebbe dare. 



Resta ora da titolarsi il reattivo, liquido instabile per eccellenza, che 

 cambia titolo ogni giorno e che, come ha indicato il Lambling, deve 

 conservarsi in recipienti piccoli del tutto ripieni, chiusi e pronti all' uso. 

 La titolazione si fa in un apparecchio che permetta nel modo migliore 

 possibile un allontanamento dell' ossigeno dalle burette e dal recipiente di 

 titolazione. 



Questo apparecchio^ che nel lavoro del Lambling é lo stesso in cui 

 si fa la determinazione dell'ossigeno del sangue è stato modificato dal 

 Siegfried opportunamente. Io ho introdotto altre modificazioni e descri- 

 verò a suo tempo in tutte le sue parti l'apparecchio di cui mi sono 

 valso. Qui per compiere la descrizione del metodo del Siegfried basta 

 che accenni, come una volta stabilito quanto ossigeno possa venir assor- 

 bito da 1 C.C. di reattivo, si giunga facilmente a riconoscere quanto ossi- 

 geno era contenuto in quei 3 ce. di sangue e quindi in 100 ce 



Era necessaria una descrizione particolareggiata dell' apparecchio 

 Siegfried per indicarne i pregi ed i difetti in vista specialmente delle 

 modificazioni che io ho introdotte. 



