— 614 — " 



Innanzi a tutto é facile a maneggiarsi l'apparecchio del Siegfried? 

 "Si noti che le due burette sono congiunte al cilindro mediante 6 tubi dì 

 gomma, robusti fin che si voglia e adattati in modo che i vetri comba- 

 cino senza lasciar giocare 1' elasticità della gomma, ma che non permet- 

 tono certamente di muovere 1' apparecchio con la sicurezza e la facilità 

 necessaria, molto più poi quando le burette contengano già una certa 

 quantità di mercurio ed il centro di gravità dell' apparecchio sia quindi 

 di molto spostato dal centro di figura del corpo principale che sta fra 

 mano dell'operatore. Si noti che, secondo l'indicazione del Siegfried, 

 il mercurio con lo scuotere dell' apparecchio si suddivide in goccioline e 

 che appunto da questo fatto il Siegfried si ripromette una grande sen- 

 sibilità dell' apparecchio, in quanto si può far cadere nelle burette delle 

 goccioline minime e farne uscire una corrispondente piccolissima quantità 

 di reattivo, il che con le burette ordinarie non é fattibile. Si capisce co- 

 me uno scuotimento cosi forte da far suddividere il mercurio anche se 

 questo rimanga in piccola quantità nel cilindro non sia comodo ad ese- 

 guirsi data la forma e le particolarità dell' apparecchio, si capisce di leg- 

 geri e forse meglio si riconosce alla prova, come sia incomoda 1' intro- 

 duzione del reattivo, dovendosi scacciare dai gomiti dei tubi il liquido 

 €he volta a volta vi si introduce per sostituirlo col mercurio, operazione 

 che richiede una pazienza da santi, un tempo lungo, e rappresenta un 

 pericolo continuo per 1' incolumità dell' apparecchio e quindi per il com- 

 pimento della determinazione. Si noti ancora che suddiviso che sia il 

 mercurio in goccioline, sarà ciascuna di queste attorniata da uno strato 

 della soluzione sanguigna, strato non trascurabile perché gli si aggiunge 

 anche quello compreso fra varie goccioline contigue. Questo liquido en- 

 tra naturalmente col mercurio nella buretta del reattivo e vi si mescola 

 alterando la proprietà riduttrice di questo e sottraendo una certa quantità 

 di sangue e quindi di ossigeno alla determinazione. 



Si potrà pensare forse che di quanto diminuisce il titolo del reattivo, 

 d' altrettanto scema precisamente la quantità del liquido da ridurre, ma a 

 ciò facilmente si risponde che il reattivo non va utilizzato tutto e che 

 perciò il compenso non si può effettuare. 



D' altra parte perché possa avvenire lo scambio fra il reattivo delle 

 burette ed il mercurio soprastante non suddiviso in goccioline minute, 

 occorre che 1' apertura del robinetto sia abbastanza larga e, secondo le 

 mie prove, misuri dai 4 ai 5 millim., il che non é nell' apparecchio ori- 

 ginale del Siegfried, e tale debbo supporre sia quello fattomi espressa- 

 samente fabbricare dal chiarissimo Prof, von Frey, docente nello stesso 

 Istituto Fisiologico di Lipsia, nel quale Siegfried ha eseguito tutto il 

 suo lavoro. 



