— 616 — ' 



benissimo ridurre più semplice la pipetta e il suo maneggio abolendo la 

 bolla che si trova più vicina al robinetto. 



In questo modo riempito il tubo ^ e la bolla 7 si sarà fatta una dis- 

 soluzione del sangue rimasto in questi due vani. Si introduca col mezzo 

 solito nell'apparecchio Siegfried opportunamente preparato, cioè libe- 

 rato dall' ossigeno, e sì guardi allo spettroscopio dopo 1' aggiunta di que- 

 sta soluzione acquosa. 



Già questa entro la pipetta si vede assumere un colorito rosso chiaro 

 leggero, ma visibile, senza stento, il che vuol dire che nella bolla e nel 

 tubo si trovava del sangue. È certo che il sangue sarà rimasto nella pi- 

 petta in proporzioni un po' diverse nella bolla o nel tubo in ragione della 

 diversa superfìcie presentata dall' uno e dall' altra, ma ciò non può avere 

 nessuna influenza perché neh' apparecchio entra per prima 1' acqua che 

 nella pipetta é entrata per ultima e che quindi ha trovato il tubo ^ già 

 lavato del tutto. Vi é però sensibile compenso. Nella prova che io feci, 

 r introduzione dell' acqua della bolla fece riconiparire le linee dell' emo- 

 globina ed occorsero ce. 0, 475 di reattivo corrispondenti a ce. 0, 03375 

 di ossigeno per ritornare allo spettro ridotto. Questi 0,03375 sarebbero 

 dunque andati perduti per una determinazione alla Siegfried e rappor- 

 tati a 100 avrebbero dato 1,12, cifra non indifTerente da aggiungersi a 

 quella trovata prima. 



Si potrebbe opporre a questa mia prova, che 1' acqua anche bollita 

 poteva contenere ancora ossigeno, ma ciò non può essere perché 1' im- 

 buto e il tubo di gomma furono prima lavati con altra acqua bollente 

 avanti di chiudere 1' uscita del tubo e coprire con olio. In ogni modo 

 1 C.C. di acqua distillata a 0° può contenere disciolti ce. 0,04 di ossigeno 

 e quella invece da me usata era stata introdotta bollente ed era discesa 

 certamente non più in basso di 90° per il contatto con 1' imbuto e il 

 tubo, temperatura alla quale il coefiiciente di solubilità é 0. 



L' ultimo inconveniente e certamente non il più lieve é quello che con 

 la pipetta descritta non si può prendere che sangue deflbrinato più o 

 meno fuori del contatto dell' aria, ma in ogni modo niente altro che de- 

 fìbrinato, perché volendo adoperare sangue fresco appena estratto da 

 un' arteria o da una vena, nulla potrebbe impedire la coagulazione che 

 nel ristrettissimo tubo della pipetta avverrebbe almeno 9 volte su 10. Ora, 

 se é interessante 1' esame del sangue deflbrinato, é di gran lunga più in- 

 teressante quello del sangue fresco, che non ha nulla di artificiale e deve 

 poter essere osservato rapidamente. Solamente cosi si potrebbero sor- 

 prendere le variazioni rapide che avvengono nel contenuto dell' ossigeno 

 del sangue, mentre dovendo estrarre una certa quantità di sangue e de- 

 fìbrinarla sia pure sotto il mercurio precedentemente privato dall' aria 



