— 618 — " 



chiamò pseudoemoglobina, sia della ossiemoglobina che poteva essere- 

 rimasta. E però il conto doveva tornare per forza ! 



Perché il metodo del Siegfried mi parve eccellente ed invece 1' appar- 

 recchio da lui usato non rispondente del tutto alle esigenze del metodo,, 

 volli introdurre qualche modificazione che rendesse facile il maneggio» 

 dell' istrumento, possibile 1' esame del sangue fresco, togliesse 1' errore^ 

 della pipetta e possibilmente riescisse anche di uso clinico. 



Forme diverse diedi all' apparecchio rivolgendomi prima alla cortesia 

 somma del collega Dott. Dessau, assistente alla Cattedra di Fisica, e- 

 facendo del mio meglio per mettere insieme altre forme in vetro. 



Non faccio perdere tempo al lettore dietro queste mie prove e oltre 

 quella che mi pare corrisponda meglio allo scopo, e che descriverò par- 

 ticolarmente, ricorderò un' altra forma che qualunque anche poco esperto- 

 soffiatore di vetro, come me, può fabbricarsi senza difficoltà. 



E descrivo questa in due parole senza bisogno di spiegare il modo dì 

 usarla, perché potrà facilmente intendersi da quello che dirò per 1' appa- 

 recchio più perfetto. 



Si prenda una bottiglia a tre colli capace di 400 a 500 ce; più pic- 

 cola sarebbe più comoda, ma porterebbe dei colli troppo stretti, cui un 

 tappo di gomma male si adatterebbe. Se i tre colli sono distribuiti due 

 sopra ed uno sul fianco verso il fondo, come nella Fig. 3, é meglio^ ma 

 non é necessario. Si provvedano 5 robinetti di vetro fusibile che abbiano 

 un lume di 5 millim. o poco meno. Quattro di questi si riuniscano due a 

 due per formarne due pipette /, /, operazione tuff altro che difficile per 

 chi non richieda eleganza ; il quinto robinetto si impianti su una delle 

 branche di un altro robinetto a 3 vie, che abbia esso pure un lume in- 

 terno di 5 millim. Quest' ultima riunione si faccia senza rigonfiamento. Si 

 avrà cosi il tubo s, che é destinato a contenere il sangue da osservare. 

 La capacità di questo tubo dal robinetto inferiore chiuso al superiore- 

 pure chiuso, si misura precisamente col mercurio. I tre pezzi cosi for- 

 mati si adattano con buoni tappi di gomma ai tre colli distribuendoli co- 

 me apparisce nella Fig. 3, e legandoli come si suole nelle bottiglie con- 

 tenenti vino spumante. Ciò perché il peso del mercurio non abbia a far 

 uscire un tappo o 1' altro. Del resto dopo un certo tempo che 1' apparec- 

 chio é montato, la gomma si attacca al vetro e tante volte non si riesce 

 neppure a toglierla almeno con mezzi meccanici. 



L' apparecchio che ognuno può c(ìsi improvvisare non é maneggevole 

 come quello che descriverò in seguito perché più voluminoso, ma rispon- 



