— 619 — 



de benissimo allo scopo ed io me ne servo continuamente insieme agli 

 altri. 



Nella Fig. 4 rappresento 1' ultimo strumento che feci costruire a Mo- 

 naco di Baviera da Bender & Hobein, e che veramente, almeno a pa- 

 rer mio non lascia nulla a desiderare, quando sia costruito nelle precise 

 proporzioni da me indicate. 



Un cilindro di vetro A (Fig. 4), come quello dell'apparecchio Sieg- 

 fried, capace di 300 ce. circa, ma un po' più grosso e più corto, porta 

 ad uno dei suoi estremi due burette sferiche /, /, della capacità di 25 ce. 

 •circa, munite ciascuna di due robinetti, che hanno un lume di 5 millim. 

 Le burette sono fatte a bolla perché sieno più corte e meno voluminose 

 e brevissimo é il loro tubo d' impianto sul cilindro. L' altro capo di que- 

 sto termina in un tubo ristretto b del lume di 10 a 14 millim., lungo 

 non meno di 5 a 6 centim., corrispondente al tubo b dell' apparecchio 

 Siegfried. L'estremo di questo tubo fa capo ad un grosso robinetto R 

 a due vie, di cui una larga 5 millim. mette in comunicazione il tubo b con 

 un piccolo rigonfiamento superiore s destinato a raccogliere il sangue e 

 capace di 3 a 4 ce da misurarsi esattamente col mercurio ; 1' altra via, 

 che può essere più stretta fino a 2 millim. di lume, indipendente affatto 

 •dalla prima, attraversa per tutta la sua lunghezza il corpo del robinetto e 

 può quindi mettere in comunicazione il tubo ò o il rigonfiamento s con 

 r esterno. 



Il rigonfiamento s è chiuso superiormente da un robinetto /= di 2 a 3 

 millim. di lume come il suo estremo piegato ad angolo retto nella dire- 

 zione della seconda via del robinetto R. Infine un ultimo robinetto e di 

 5 millim. di lume si impianta su un tubo saldato lateralmente al cilindro 

 tra il suo terzo superiore e il terzo medio, perpendicolare ad un piano 

 che passi per il centro di figura del cilindro e per i punti di impianto 

 delle due burette. 



Questa disposizione permette ad un sostegno di legno (Fig. 5) di sor- 

 reggere r apparecchio che si appoggia col tubo e su di una forchetta del 

 sostegno e col fondo del cilindro fra le inserzioni delle burette su di una 

 specie di becco coperto di sughero. Le osservazioni spettroscopiche si se- 

 guono cosi celermente, potendosi appoggiare 1' apparecchio senza bisogno 

 di altro modo di fissazione. 



•* 



Come si proceda nelV uso di questo apparecchio. — Avanti di adope- 

 rarlo occorre sia tutto asciutto particolarmente nel rigonfiamento s e ro- 

 binetti vicini, e nelle burette e rispettivi robinetti. Si chiudono questi ul- 



