— 621 — 



avanti la titolazione. Invece 1' operazione che io consiglio porta due van- 

 taggi, r uno di diluire il reattivo e quindi rendere più esatta la riduzione 

 preparatoria e più difficile e più leggero 1' errore che può provenire da 

 un' aggiunta eccessiva, e poi rende giallognolo il liquido di questa buretta 

 ed impedisce quindi di confonderla con T altra, come potrebbe farsi in 

 un momento di distrazione. 



L' osservazione spettroscopica deve essere molto attenta e diligente 

 avendo riguardo specialmente al grado di assorbimento che si nota fra le 

 due linee, è opportuno all' uopo valersi della fessura di riscontro che 

 nello spettroscopio Virordt, piccolo modello, permette di fissare un dato 

 campo dello spettro. Porre cioè 1' imagine della fessura luminosa in cor- 

 rispondenza del limite esterno della linea sinistra dello spettro ed osser- 

 vare quando questo si affievolisca e fra le due linee dell' ossiemoglobina 

 lo spettro si conservi ancora puro o invece si noti un assorbimento più 

 o meno forte, meglio rilevabile poi con lo scomparire deUa forte linea 

 sinistra. Una volta presente lo spettro dell' emoglobina ridotta, si procede 

 all' introduzione del sangue. 



L' apparecchio é tolto dal sostegno e messo in posizione inversa a quella 

 della figura e tenutovi cosi un po' per lasciare che il liquido che bagna il 

 mercurio possa per il proprio peso specifico risalire in massima parte so- 

 pra il mercurio stesso. Questo si trova nella porzione del tubo h vicina 

 al robinetto i?, che dovrà poi essere girato in modo da permettere la co- 

 municazione fra r esterno ed s. Se il robinetto R nella sua prima via 

 non fosse stato riempito di mercurio, non si potrebbe effettuare il cambio 

 della comunicazione che si fa col robinetto R. Se ora tenendo 1' appa- 

 recchio nella posizione ultima detta si gira il robinetto R in modo da far 

 comunicare V esterno con s, si potrà applicare suU' esterno del robinetto 

 i?, là dove fa capo la seconda via, un tubo di gomma, che metta ad un 

 imbuto pieno di mercurio, cioè a dire il tubo di un apparecchio a pres- 

 sione di mercurio. Si riempiranno con questo i robinetti R e r, e la bol- 

 la s, nella quale sarà probabilmente entrata un po' d' aria che deve es- 

 sere accuratamente scacciata e poi si chiuderà r abbassando il serbatoio 

 del mercurio e mettendolo dunque in posizione non di comprimere, ma 

 di assorbire e ciò più o meno fortemente, cioè con un dislivello maggiore 

 o minore, a seconda che si dovrà prendere sangue dalle vene o dalle 

 arterie. 



La cannula collocata nel vaso sanguigno da cui si deve ricavare il 

 materiale per la determinazione é riunita ad un tubo di gomma abba- 

 stanza robusto, il quale una volta riempito di sangue va applicato all' estre- 

 mo del robinetto r col riguardo di non lasciarvi entrare traccia d' aria. 



Tosto si apre r regolando con esso 1' entrata del sangue, la quale deve 



