DI UNA BUSSOLA A TORSIONE 
NCSENSIBIETTÀA ARIA Bi 
NUO ED ISUREZZA RIE ZCONZIE: MEDESIMA 
Nota 
DEL PROF. EMILIO VILLARI 
(Letta nella Sessicne del 21 Aprile 1895) 
(CON TAVOLA) 
Sebbene vi sieno molti istrumenti destinati alla misura delle correnti 
‘elettriche, non pertanto credo utile descriverne uno, che è stato fatto 
costruire da me e che si presta assai facilmente alle misure di correnti 
di intensità assai diverse. 
Questo istrumento ho chiamato bussola a torsione ed è disegnato 
nell’ unita figura. Sopra un regolo AB di ottone, lungo 50 cm., soste- 
nuto da un trepiedi a viti di livello, s° eleva una colonna di ottone C, con 
un dado o freno di rame D, sul quale è fissata una scatola rettangolare 
di ottone ef, lunga 20 centim. e larga 5 centim. La scatola è coperta la- 
teralmente da due lastre di vetro, mobili a seracinesca; nel mezzo è chiusa 
da una lastra di ottone la quale, fissata a vite, porta nel mezzo un tubo di 
ottone G, lungo 30 centim. All’ estremità superiore del tubo vi ha un disco 
graduato 9gg' di 16 centim., che può girare concentricamente al tubo, e fissar- 
visi con una ghiera a vite n0. Nel centro del disco, che é forato, gira a dolce 
strofinio una testa a torsione con un verricello v ed un alidada i, con nonio, 
scorrevole sulle divisioni del disco con movimenti rapidi, o con movimenti 
lenti prodotti da una vite. Al verricello è legato ed avvolto un sottile filo 
di argento, che porta sospeso un magnete a campana del Siemens, al 
gambo del quale è fissato un leggerissimo indice di alluminio i, di circa 
15 cm. Il magnete oscilla nel freno D, che ne spegne i movimenti assai 
rapidamente, e l’ indice oscilla nella cassetta ef di contro a due lineette 
di mira le quali determinano l’ esatta posizione dello 0°, come si scorge 
nella figura in basso della tavcla annessa. Da ultimo, lungo il corsoio 
AB scorrono due telai circolari di ottone (40 cm. in diametro) M M', in- 
Serie V. — Tomo V. 5) 
