— 402 — 
torno ai quali sono avvolti due fili di rame, del diametro di 4, di mm., 
coperti di seta, disposti in 24 giri ciascuno, in modo da formare 48 giri in- 
torno ad ognuno dei telai. I quattro capi dei fili sono uniti ai serrafili ss' 
isolati con ebanite. 
Per servirsi dell’ istrumento lo si dispone orizzontalmente girando le 
viti di livello fino a rendere libero il magnete nel freno D; il quale freno é 
forato ampiamente secondo l’ asse, e le aperture del foro sono chiuse da 
vetri. Indi si dispone la cassetta ef col suo asse maggiore nel meridiano 
magnetico ; e poscia, portato allo 0° l’alidada i spingendola contro un punto 
di appoggio fissato sul quadrante gg', si gira questo, nella ghiera no, 
sino a condurre l’ indice #i contro le lineette di mira segnate nella cas- 
setta (1). Orientata in tal modo la bussola si fa passare la corrente da 
misurare pei fili delle due matasse, riuniti per sezione o per lunghezza a 
seconda dei casi, e l ago deviera. Girando opportunamente l’ alidada 7, 
sì riconduce, per mezzo della torsione del filo di sospensione, 1’ indice zé 
allo zero: le intensità delle correnti sono, come si vedrà, proporzionali agli 
angoli di torsione letti sul circolo graduato gg'. È a notarsi che i fili di so- 
spensione nuovi e non mai adoperati conservano, dopo le prime esperienze, 
una certa torsione permanente per la quale l’ indice i: non ritorna più allo 
0°. Ad evitare questo inconveniente è necessario di torcere preventivamente 
il filo nuovo di un paio di circonferenze, nello stesso verso nel quale lo 
torcerà la corrente, e tenerlo cosi torto per alcuni minuti. In tal modo il 
filo acquista una torsione permanente, che non varia nelle successive 
esperienze, in maniera che l’ ago té, ritorna poi sempre allo zero. Dal che 
sì comprende che la corrente deve percorrere le matasse sempre in 
un dato verso. Se mai la corrente fosse diretta in senso opposto a quello 
consueto, la bussola non ne soffrirebbe, essendo le deviazioni limitate 
da opportune colonnette, disposte nella cassetta; e le misure s’ esegui- 
rebbero dopo avere invertita la corrente. 
Per dimostrare la proporzionalità fra le torsioni e le intensità delle 
correnti ho eseguito diversi confronti fra la bussola a torsione ed una 
buona bussola dei seni del Ruhmkorff. Ho messo nel circuito di al- 
cuni elementi Daniell le due bussole ed un reostata a soluzione di sol- 
fato di rame o di zinco con elettrodi dei relativi metalli; ho fatto variare 
successivamente |’ intensità della corrente, e lho misurata contempo- 
raneamente con le due bussole, disposte in modo da non perturbarsi. Al- 
cuni dei risultati ottenuti sono riportati nelle Tabelle seguenti : 
(!) In pratica riesce utile disporre la cassetta e/ e l indice ‘: nella direzione dei poli del 
magnete, e parallelamente ai piani delle matasse M.M', affinchè non ne restino coperti. Nella 
figura invece, per maggiore evidenza, s’ è disegnata la cassetta come disposta perpendicolar- 
mente alle matasse, che perciò in parte la nascondono. 
