— 404 — 
Nelle precedenti tabelle, nella colonna a sono indicati in gradi e mi- 
nuti gli angoli di deviazione della bussola dei seni, nella colonna T 
quelli della bussola a torsione in gradi e decimi, e nella terza colonna 
sono trascritti i rapporti Sen a: T. Questi rapporti, come si vede, sono 
costanti per le varie intensità delle correnti, misurate, e quindi pos- 
siamo ritenere che: Le intensità delle correnti misurate, con la bussola 
a torsione, sono proporzionali agli angoli di torsione, che le misurano. Le 
piccole differenze saltuarie, fra le varie misure, dipendono da errori dovuti 
all’ oscillare degli aghi delle bussole pel variare della corrente, non asso- 
lutamente costante. 
La bussola a torsione ha il grande vantaggio di poter variare grande- 
mente di sensibilità e di potersi adoperare per la misura di correnti di 
intensità oltremodo diverse. Difatti la sensibilità dell’ apparecchio varia 
col variare della distanza delle matasse dall’ ago; ed inoltre essa può 
diminuire quanto si vuole facendo passare la corrente in senso con- 
trario per le due matasse situate a diversa distanza dall’ ago, il quale 
devierà per la differenza delle loro azioni. E se si ha cura di ridurre la 
sensibilità, in due serie successive di osservazioni, in un rapporto noto, si 
potranno facilmente comparare fra loro i diversi valori ottenuti. 
A conferma di questo principio feci con la bussola a torsione una dop- 
pia serie di misure. Nella prima feci le misure disponendo le due 
matasse assai vicine all’ ago; nella seconda eseguii simili misure dopo: 
aver allontanate le matasse dall’ ago in maniera da ridurre la sensibi- 
lità dell’ istrumento a meta di prima (1). I risultati di coteste due serie 
di esperienze sono qui sotto riferiti. 
(1) Per ridurre facilmente la sensibilità della bussola in un rapporto dato, si dispongono le 
sue matasse prima in vicinanza dell’ ago, e con la torsione del filo si determina l’ intensità della 
corrente; indi s° allontanano le matasse fino a che la intensità della corrente venga misurata da 
una torsione di Sa: - della precedente: la sensibilità dell’ apparecchio sarà ridotta nella me- 
PI 3 
desima proporzione. 
