— 337 — 



2° perché avrei dovuto complicare l'apparecchio con carrucole e pesi 

 e applicarlo obbligatoriamente a letto, o su qualche cosa eli consimile, 

 mentre 1' apparecchio mio è semplicissimo e può essere applicato, ovunque 

 l'individuo si trovi sdraiato: su di un tappeto, sull'erba, ecc. 



3° perché non credo, che la conoscenza del peso adoperato in di- 

 versi casi possa esser guida sicura neh' uso ulteriore dell' istrumento. Che 

 vale in fatti sapere, che, in uno, sono stati sopportati bene 3 o 4 kilogr. e, 

 in un altro, 6 o 7, quando in un terzo e in un quarto individuo gli uni e 

 gli altri pesi potrebbero risultare, al 1° esperimento, eccessivi o in difetto, e 

 colla conseguenza — nel caso di pesi eccessivi — di ingenerare, in un conva- 

 lescente di grave malattia, un senso di fatica o di stanchezza, da danneggiarlo 

 alquanto, e fors' anco svogliarlo dal proseguire la ginnastica intrapresa ? 



Invece, col mio apparecchio, questo tristo effetto non si avvererà giam- 

 mai, giacché, essendo esso elastico, 1' esercizio può essere cominciato dallo 

 zero grado di forza e poscia spinto dolcemente e gradatamente fino alla 

 tolleranza; e del grado di tolleranza noi possiamo accorgerci, facilmente 

 e obbiettivamente, dalla maniera di comportarsi del polso e del respiro, 

 e specialmente del primo, il quale diviene frequentissimo, appena la forza 

 impiegata tenda a varcare un certo limite. E siccome poi questo fenomeno 

 non manca di ripetersi, ogni volta che l'esercizio ginnastico superi un 

 certo grado della resistenza individuale, cosi potremo giovarci del mede- 

 simo, come di un dato sicuro, per giudicare, se un convalescente di gravis- 

 sima malattia sia in grado di abbandonare senza alcun pericolo il letto, 

 pericolo, che pur troppo s' é verificato in qualche caso, per degenerazione 

 latente dei cuore. 



Chi poi non s' arrendesse a queste ragioni e volesse senz' altro valu- 

 tare a kilogrammi la forza impiegata da ogni singolo individuo, sappia 

 che ciò può farsi benissimo anche col mio strumento, anzi che ho già fatto 

 esperimenti per stabilire il grado d' allungamento, che subisce il tubo, per 

 ogni kilogramma di peso. Cosi, un' ansa formata con un tubo elastico di 

 gomma Para, lungo 2 metri e con parete grossa due millim. e diametro 

 di un centim., si é vista allungare, in estate: 



per 1 kilogr. — centim. 5 



— » 18 



— » 31 



— » 46 \' 



)) 



9 



» 



» 



3 



» 



» 



4 



» 



» 



o 



» 



» 



6 



» 



» 



)) 



63 y! 



S' intende bene che, a seconda della qualità e della grandezza del tubo ela- 

 stico e del grado di temperatura dell'ambiente, si avrà un grado di esten- 



