SULLE CORRENTI INTERROTTE ED INVERTITE 179 



dinamometro, perchè allora l'apparato è più sensibile, ed inoltre l'azio- 

 ni perturbatrici del magnetismo terrestre sono evitate, giacché nella 

 posizione dello 0" del bifilare il suo asse era parallelo al meridiano 

 magnetico del luogo d'osservazione. Con tale disposizione ecco come si 

 eseguivano le misure delle varie resistenze del ferro. 



§ 10. ^Esperienze. — Si cominciava dal determinare la 

 resistenza dei fili di rame i? e di ferro F (fig. 5 tav. I). Per lo che 

 si metteva avanti tutto il dinamometro a 0" della scala, e così che 

 1' asse del rocchetto mobile fosse nel meridiamo magnetico e quello del 

 fisso perpendicolarmente ad esso. Dopo si eliminavano R ed F dal 

 circuito, immergendo il capo z del filo dz nel bicchierino con mercu- 

 rio s, ed il capo z' di cz' in s'; e poscia si faceva passare la corrente 

 per m"csd fm, ed m'csod'fm. Il dinamometro generalmemte de- 

 viava dalla sua posizione, alla quale però tosto si riportava spo- 

 stando opportunamente il corsoio o del reostato. Ciò fatto si introdu- 

 ceva nel circuito il filo F^ riportando il capo z del filo dz da s in z: 

 quindi si faceva di nuovo passare la corrente e si riportava il dinamome- 

 tro a 0° spostando il corsorio o , del reostato : è chiaro che detto spo- 

 stamento misura^ in lunghezza del filo reosta tico la resistenza del filo 

 F. Lo stesso si ripete dopo avere introdotto nel circuito il filo i?, e 

 si determina parimenti la resistenza di questo. 



Misurate così le resistenze di questi fili a corrente continua si 

 passa a misurare quella del ferro a corrente discontinua. Per ciò si 

 toglievano nuovamente come sopra i fili F ed R dal circuito, e per 

 mezzo dell'interruttore iJ si mandava la corrente discontinua attra- 

 verso il circuito. Allora il dinamometro deviava un poco, e smuo- 

 vendo il corsorio o del reostato lo si riportava a 0°. Dopo di che si 

 introducevano nuovamente i fili F ed R nel circuito e fattolo attra- 

 versare dalla corrente discontinua si riportava di nuovo a 0" il dina- 

 mometro per mezzo del reostato. Prese così le varie posizioni del cor- 

 soio si comprende facilmente, che la resistenza del ferro F a cor- 

 rente discontinua è misurata da quella del filo di rame R già nota, 

 più dalla lunghezza reostatica ultimamente introdotta per riportare a 

 0° il dinamometro. Dividendo poi detta resistenza del ferro a corrente 

 discontinua per quella già determinata del ferro a corrente continua 

 si ha il rapporto cercato fra le due resistenze. 



Farò qui intanto avvertire che ho trovato necessario aggiungere 

 nel circuito il filo di rame R di lunghezza eguale al ferro F e pie- 



