— 207 — 

 Siccome ad agevolare la evaporazione dell' acqua, umettante il bulbo del ter- 

 mometro (bagnato), si tiene se non assolutamente necessario, almeno sommamente 

 utile per risparmio di tempo, l'applicare al Psicrometro di August un ventilatore, 

 il quale per altro di natura sua produce una variazione nella temperatura del 

 termometro indipendentemente da quella prodotta o che sarebbe prodotta dalla 

 sola evaporazione, e siccome questa alterazione si ha a tenere generata non solo 

 sul termometro asciutto ma ancora sul termometro bagnato, così per questo fatto 

 come se non avvenisse al termometro bagnato, i Meteorologisti prescrivono che 

 prima dell' umettazione si noti il grado di temperatura segnato dal termometro 

 costantemente asciutto senza tenere a calcolo il decrescimento di temperatura che 

 generalmente avviene sopra il medesimo dall' aria agitatrice pel ventilatore. Ma, 

 per ciò che io ho detto, io non mi vi posso adattare, persuaso che 1' effetto del 

 ventilatore sul termometro asciutto veniva prodotto sul termometro bagnato ed è 

 per questo che prima e dopo l' osservazione segnati i gradi di temperatura del 

 termometro asciutto, si dovrà applicare la loro differenza alla temperatura stazio- 

 naria del termometro bagnato, positiva se si tratta di decrescimento, negativa in 

 caso contrario. 



E dirò di più che avendo osservato che 1' alterazione di temperatura prodotta 

 nel termometro asciutto, non coperto dalla velata, è alquanto differente da quella 

 alterazione prodotta nello stesso termometro asciutto quando venga coperto il suo 

 bulbo dalla medesima velata, forse a cagione della diversità di natura delle su- 

 perficie o d 1 altro, ho creduto cosa ben fatta il coprire il bulbo stesso del termo- 

 metro da umettarsi, ponendo d'altronde in tal guisa nelle identiche condizioni i 

 due termometri. 



Né qui starò a notare ancora che non si deve coprire il bulbo del termometro 

 con due o più strati di velata, il perchè ciò altera lo stato di temperatura dei 

 termometri innanzi dell' osservazione, ossia il bulbo così ricoperto non riuscirebbe 

 più assimilabile al termometro asciutto ed a sé medesimo nel suo stato primitivo. 



In 3.° luogo è a dirsi del precetto dei Meteorologisti che pone doversi adope- 

 rare soltanto acqua pura ad umettare il termometro. Rispetto a ciò noi abbiamo 

 sperimentato tanto coli' acqua distillata quanto coli' acqua attinta ad ogni osserva- 

 zione dal pozzo dell' Osservatone, e finalmente con quest' ultima passata per un 

 filtro comune; e senza dubbio, allorché si ponga in opera una velata priva di 

 ogni sostanza eterogenea che coli' usarne di troppo va dall' acqua impura acqui- 

 stando, i risultamenti sono sempre sensibilmente gli stessi, qualunque delle accen- 

 nate acque si adoperi. 



E come conseguenza dirò che quando si faccia uso di acque, comuni bensì 

 ma abbastanza pure, bisogna mutare di quando in quando la velata, la quale 

 col tempo e più coli' uso va come si disse incrostandosi delle sostanze insolubili 

 ed anche delle solubili che si trovano nelle acque, il che come più volte si accennò, 

 altera lo stato termico del termometro bagnato. 



