— 208 — 



In 4." luogo abbiamo rivolta la mente alla prescrizione che la temperatura 

 dell' acqua umettante sia eguale a quella dell' aria in cui è situato il Psicrometro 

 in osservazione. 



Innanzi tutto è da avvertire che se 1' acqua, umettante il bulbo del termome- 

 tro, conservasse in tutto il tempo dell' osservazione la temperatura, indicata dal 

 termometro asciutto, pari a quella dell' altro termometro prima dell' osservazione 

 o al principio di essa osservazione, allora questa temperatura invariabile dell' acqua 

 umettante altererebbe 1' evaporazione in modo che 1' abbassamento di temperatura 

 riuscirebbe diverso da quello che si otterrebbe se la temperatura dell'acqua umettante 

 seguisse, come dovrebbe, il corso di quella del termometro bagnato. E questa è 

 forse la ragione per la quale i Meteorologisti, empirici quasi sempre, vanno di- 

 cendo (V. les Annuaires Météorologiques de la France pour 1849 et 1850) che i 

 Psicrometri a getto costante di acqua sul bulbo del termometro e i Psicrometri 

 coi bulbi immersi nell' acqua non sono da adoperarsi od almeno da non preferirsi 

 ai Psicrometri a bulbo ricoperto ed a ventilatore. 



D' altronde è cosa difficile assai per non dire impossibile 1' avere 1' acqua alla 

 temperatura dell' aria circondante il Psicrometro in qualsiasi recipiente, sia di vetro 

 o di qualunque altra materia, sia di grandi o di picciole dimensioni, posta il più 

 che si possa vicinissimo al Psicrometro, isolato od appoggiato su legno o su qual- 

 sivoglia altra sostanza, come noi tutti le molte volte abbiamo voluto esperimentare, 

 e ciò con qualche ardimento contro al principio dell' Equilibrio mobile termico del 

 Preivost ; ed è perciò che necessaria cosa sarebbe il procuramela (il che è anche 

 non troppo agevole se con esattezza operare si dovesse). 



Pur tuttavia se ella fosse una assoluta necessità, assolutamente sarebbe neces- 

 sario 1' assoggettarvisi ; ma per quante volte abbiamo sperimentato con acque a 

 temperature diversissime, umettanti il bulbo del nostro termometro psicrometrico, 

 ci siamo fatti certi e sicuri e cioè persuasi e convinti che il sottile velo acqueo 

 che resta aderente alla velata in due o tre minuti (primi) o più ancora secondo 

 la temperatura della stessa acqua umettante che si adopera acquista mai sempre 

 la medesima temperatura decrescente e talvolta crescente del termometro bagnato 

 fino a tanto che siasi raggiunto lo stato stazionario termico come superiormente si 

 è detto. E tanto più che alla perfine 1' acqua umettante posta in un recipiente 

 di piccola dimensione e di cristallo sottilissimo pari presso a poco a quello del 

 termometro e sopra un sostegno di legno vicino al Psicrometro differisce poco colla 

 sua temperatura da quella dell' aria che circonda il Psicrometro, quantunque noi 

 più per bramosia che per altro bisogno della scienza abbiamo usato talvolta p. e. 

 di un' acqua umettante, ora di -+- 10 gradi, ora di -+- 30 gradi (centigradi) 

 quando il termometro asciutto segnava -+-20 gradi (centigradi), ed abbiamo sem- 

 pre veduto che in pochi minuti (primi) (un 5 o 6 minuti), la temperatura del 

 velo d' acqua, umettante il medesimo bulbo termometrico ricoperto del solito 

 nostro tessuto, acquistava lo stato termico del termometro bagnato ed offeriva alla 



