24 G. Lüdeling. 



• 



worin 



n den halben Ausschlag am Bifilar, 



n' „ „ „ an den Magnetometern, 



e die Entfernung zwischen Skala und Magnetometerspiegel, 



e „ „ •„ » „ Bifilarspiegel 



bedeutet und 



ö = n— n ist. 



Bei gleichbleibender Aufstellung der Instrumente hat man in diesem 



Ausdrucke als Veränderliche nur die Grösse ,(i 4- 5—^ — -\ 



n \ 8 e 2 J 



sodass die Berechnung eine sehr einfache wird. 



2. Beobachtungsort und Instrumente. 



Die für die Bestimmung der Horizontal-lntensität getroffenen Ein- 

 richtungen sind nun folgende (s. Taf. I, Fig. 11, 12, 13, 14, 15, 16): 

 Auf einem am Firstbalken A des eisenfreien Hauses mittels 

 einer Schraube C befestigten Brette B, das um die Schraube drehbar 

 ist, befinden sich 2 kleine Rollen R R mit eingeschnittenen Rändern. 

 Eine derselben ist mit ihrem Lager verschiebbar, so dass der Abstand 

 der Rollen geändert werden kann. Ausserdem sind sie auf dem Ge- 

 winde W W zu bewegen. (Fig. n. u. 12.) Über die Rollen werden 

 die beiden in c c befestigten Aufhängefäden gelegt, wie aus Fig. 1 1 

 ersichtlich. 



Die untere Suspension (Fig. 13) besteht zunächst aus einem 

 hölzernen Suspensionsbalken D von 11,5 cm Länge und 1,4 cm Dicke, 

 dessen Enden nach oben hin abgeschrägt und mit eingeschnittenen 

 Nuten versehen sind, die zur Führung der Bifilarfäden dienen. In der 

 Mitte des Balkens ist ein Messingstab E von 10,5 cm Länge und 

 0,3 cm Dicke eingeschraubt, auf dem sich der Spiegelhalter S befindet. 

 Das untere Ende des Messingstabes greift in den Magnetträger F, ein 

 ebenfalls aus Holz gearbeitetes Schiffchen, in welchem der massive, 

 15,05 cm lange und 1,1 cm dicke, cylinderförmige Magnet M ruht. 

 Zur Erzielung der gleichen Spannung der Bifilarfäden ist auf D eine 

 Hebevorrichtung h 1 ) angebracht, die aus einem kleinen Bügel besteht. 

 Auf demselben kann mit Hülfe einiger kleiner Theilstriche die Mitte 

 des Abstandes der Bifilarfäden fixiert werden. Wird dann an dieser 

 Stelle durch einen um den Bügel geschlungenen Faden die untere 

 Suspension unifilar gehoben, so darf sich hierbei die Neigung des 

 Spiegels gegen die bisherige bei der Bifilaraufhängung nicht ändern. 



') s. Kohlrausch, 1. c. pag. 754. 



