Erdmagnetische Messungen im physikalischen Institut der Universität Kiel 25 



Dies kontroliert man mit dem Ablesefernrohr und einem daneben ge- 

 stellten, vertikalen Maassstabe. Durch Verlängerung resp. Verkürzung 

 der Fäden ist die Bedingung der gleichen Spiegelneigung bei Bifilar- 

 und Unifilaraufhängung zu erfüllen, dann ist die gleiche Spannung 

 der Drähte vorhanden. Als Aufhängefäden dienen geglühte Messing- 

 drähte von 0,08 mm Dicke und 223,6 cm mittlerer Länge. 



Oestlich und westlich vom Bifilarmagneten, in einem Abstände 

 von je 90 cm hängen die Unifilar-Magnetometer (Fig. 14). Dieselben 

 bestehen aus 2 genau gleichen, viereckigen Magneten M' von 2,48 cm 

 Länge, 1,02 cm Breite und 0,3 cm Dicke. Die beiden Magnete sind 

 in der Mitte durchbohrt und mit einem Gewinde versehen, sodass sie 

 auf dem zugleich als Spiegelhalter dienenden Messingstabe E zu ver- 

 stellen und durch eine Gegenschraube s festzuklemmen sind. Unten 

 am Spiegelhalter ist ein Kupferdraht angelötet, an welchem ein 

 Glimmerblatt G festgeklebt ist, das nach Art der Toepler'schen Luft- 

 dämpfung 1 ) vertikal in einem auf dem Brette H stehenden Glase 

 schwebt. Das Glas ist mit einem Pappdeckel verschlossen, durch dessen 

 centrale Bohrung der Verbindungsstiel herabhängt. Im Glase selbst 

 steht ein 2tes Glimmerblatt I, das in der Mitte einen Vertikalausschnitt 

 besitzt, sodass 2 feste Querwände im Innern gebildet werden, zwischen 

 denen das Glimmerblatt G schwebt. Der Hohlraum ist so in 4 Qua- 

 dranten geteilt, und der Widerstand, den die Luft erfährt, wenn sie 

 bei den Schwingungen der Nadel aus einem Quadraten durch den 

 Vertikalausschnitt in den anderen getrieben wird, ist dermassen gross, 

 dass eine sehr schnelle Beruhigung der Nadel eintritt. Zum Schutze 

 der Magnetometer vor Luftströmungen werden Pappkasten gebraucht, 

 die um dieselben gestellt werden und in Höhe der Spiegel einen mit 

 Glimmerblatt beklebten Ausschnitt tragen (Fig. 15). Die Magnetometer 

 hängen an 1,25 m langen Coconfäden, die in einer mit Torsionskopf 

 versehenen Messingaufhängung befestigt sind (Fig. 16). Letztere ist 

 auf einer Holzschiene L verschraubt, welche auf dem Schlitten N zu 

 verstellen und festzuklammern ist. Der Schlitten seinerseits kann auf 

 einem quer durch das Haus gelegten Holzstabe verschoben werden, 

 wodurch der Abstand r der Magnetometer vom Bifilar auf das Ge- 

 naueste zu regulieren ist. 



Zum Ablesen der Ablenkungen wurden der auf dem südlichen 

 Pfeiler des eisenfreien Hauses befindliche Theodolit sowie 2 rechts 

 und links neben diesem stehende Fernrohre benutzt. 



1 ) s. Müller-Pouillet, Physik, Bd. III, pag. 603. 



