Erdmagnetische Messungen im physikalischen Institut der Universität Kiel. 27 



Ferner ist 



der Abstand der Fäden oben und unten 

 a 1 = a 2 = 11,31 cm. 

 Hieraus folgt als Torsionsmoment der Fäden 



D, = 2 n g 4 . E . g p _ 2 . 3,14 . o,OQ4 4 . 90 . io 7 .981,4 



5 1 5-223,51 ~ 1 > 2 7- 



Die statische Direktionskraft ergiebt sich also: 

 D= 163,31 .981.4 . IXo1 \- 1,27 = 22932,47 cm 2 gsec- 2 . 



b) Die Grösse d, der Polabstand des Bifilarmag neten 

 ist berechnet worden. 



Da die Länge des Magneten = 15,05 cm ist, so ergiebt sich als 



Polabstand d = -^ 1 = -^- . 1 5,05 = 12,54 cm. 



c) Die Länge der Magnetometernadeln, A ist = 2,48 cm. 



d) Das Verhältnis der Magnetometernadeln zum Erd- 

 magnetismus, x, ist in bekannter Weise aus Ablenkungsbeobachtungen 

 am Siemens'schen Glocken-Galvanometer bestimmt worden. Es fand 

 sich als Mittel der 1. u. 2. Gauss'schen Hauptlage 



M' + M" 

 y. = jj == 324. 



4. Messungsmethode, 



Nach den obigen Vorbestimmungen kann nun die Aufstellung der 

 Instrumente erfolgen. Hierbei ist in ganz ähnlicher Weise verfahren, 

 wie im erdmagnetischen Observatorium zu Wilhelmshaven. 



a) Herstellung des Abstandes von genau 90 cm zwischen 

 Bifilar- und Unifilar-Magnetometer. 

 Nachdem man die beiden Unifilarmagnetometer eingehängt, legt 

 man einen geprüften Metermaassstab in horizontaler Lage hinter die- 

 selben und sorgt dafür, dass der Teilstrich o genau in die Ebene der 

 Bifilarfäden fällt. Sodann stellt man rechts und links neben dem Theo- 

 doliten in einer Entfernung von 90 cm ein Fernrohr auf und visiert 

 auf den Coconfaden desjenigen Magnetometers, nach welchem hin der 

 Maassstab liegt. Der Schlitten des Unifilars muss solange verschoben 

 werden, bis der Coconfaden genau mit dem Teilstrich 90 zusammen- 

 fällt. Dasselbe wiederholt sich dann für das zweite Magnetometer auf 

 der anderen Seite. 



