34 G. Lüdeling. 



II. Variationsbeobachtungen. 



i. Beobachtungsort und Instrument. 



Die Variationsbeobachtungen der Horizontal-Intensität wurden an 

 einem kleinen Bifilarmagnetometer Lamont'scher Art angestellt, das, 

 wie aus dem Situationsplane ersichtlich, insofern eine ungünstige Auf- 

 stellung hat, als es nahe an der Strasse steht. Es war jedoch leider 

 kein anderer, ungestörterer Platz vorhanden. 



Der verwandte Bifilarmagnet ist ein massiver Stahlcylinder von 

 10 cm Länge und 1,1 cm Durchmesser, auf dessen beiden Enden Spiegel 

 sitzen. Er liegt in einem Schiffchen von Messing und schwebt in 

 starker Kupfer-Dämpfung. Als Aulhängefäden dienen geglühte Messing- 

 drähte von 0,05 mm Dicke und 50 cm Länge. Der obere und untere 

 Abstand der Fäden ist verstellbar, sodass die Empfindlichkeit des 

 Instrumentes reguliert werden kann. Bei dem hier gebrauchten Vario- 

 meter beträgt der Abstand oben und unten ungefähr 7 mm. Oben am 

 Magnetometer befindet sich ein Torsionskreis. 



Zum Ablesen der Variometer-Einstellungen dient ein zum Magneto- 

 meter gehöriger kleiner Theodolit, der östlich vom Variometer in einer 

 Entfernung von e = i595 mm aufgestellt ist. 



Die Orientierung des Instrumentes erfolgte nach der von Kohl- 

 rausch vorgeschriebenen Methode: 1 ) 



Eine Boussole mit sehr kräftiger Nadel wurde so neben dem Bifilar- 

 variometer aufgestellt, dass die Verlängerung der Nadel durch die Mittel- 

 linie des Variometers ging. Legt man dann die Boussolennadel ein 

 und dreht sie um 90 nach der einen und der anderen Seite, so darf 

 dabei keine Änderung im Stande des Bifilarinstrumentes erfolgen. Ist 

 dies nicht von vornherein der Fall, so dreht man am Torsionskreise, 

 bis es erreicht ist. Der Bifilarmagnet hängt dann senkrecht zum mag- 

 netischen Meridian, und die Intensitätsvariationen werden unabhängig 

 von den Deklinations-Änderungen angezeigt. 



Für die Variationsbeobachtungen ist nun zunächst die Kenntnis 

 des Skalenwertes erforderlich, d. h. der in Bruchteilen der Intensität 

 ausgedrückten Änderung derselben, die einer Änderung der Nadel- 

 stellung um 1 Skalenteil entspricht. Zur Bestimmung derselben ist hier 

 die Methode angewandt, die Liznar 2 ) und Kohlrausch 3 ) angeben und 

 die darin besteht, dass man mit einem Hilfsmagneten aus grosser Ent- 



') Kohlrausch, Wied. Ann. XV. pag. 537 ff. 



2 ) Liznar, Anleitung zur Messung und Berechnung der Elemente des Erdmagnetismus, 

 pag. 61 ff. 



3 ) Kohlrausch; Wied. Ann. N. F. XV. pag. 538. 



