Erdmagnetische Messungen im physikalischen Institut der Universität Kiel. 35 



fernung sowohl das Bifilarmagnetometer wie auch ein Unifilarmagneto- 

 meter aus bezüglich gleicher Entfernung und Lage ablenkt und die 

 Ablenkungen an der Skala misst. 

 Bedeutet dann 



w den Skalenwert, 



n den Skalenausschlag am Bifilar beim Umlegen des Hilfs- 

 magneten um i8o°, 

 n' den Skalenausschlag am Unifilar beim Umlegen des Hilfs- 

 magneten um i8o°, 

 e' den Skalenabstand des Unifilarspiegels, 

 so ist 1 ) : 



n i 



w = — . -, . 



n 2e 



Der Wert eines Skalenteiles in absolutem Maasse ist aber 



w' = w . H. 

 Derselbe ist gefunden, sobald man nur für einen gewissen Stand 

 des Bifilarvariometers die absolute Horizontal-Intensität bestimmt hat. 

 Ist w' ermittelt, so kann man jede Ablesung in absolutem Maass aus- 

 drücken. 



Es möge einem Normalstande N auf der Skala der absolute Wert 

 der Horizontal-Intensität Hn entsprechen, dann hat man — da bei dem 

 in Gebrauch befindlichen Instrument wachsenden Zahlen abnehmende 

 Intensität u. u. entspricht — für den Skalenteil n die Horizontal-Intensität 

 H n = H N — w' (n — N). 

 Dabei bleibt jedoch noch zu berücksichtigen, dass die Änderungen 

 im Stande des Variometers nicht allein von der Horizontal-Intensität 

 abhängen, sondern auch durch die Temperatur-Schwankungen bedingt 

 werden, die sowohl die Messingteile des Instrumentes wie der Magnet 

 selbst erleiden. 



War bei einer gewissen Normaltemperatur t N , auf welche alle 

 Lesungen reduziert werden sollen, die Lesung N, so wird sie bei einer 

 beliebigen Temperatur t 



N + « (t-t N ), 

 wenn a den Temperaturkoeffizienten des Bifilars bedeutet, d. h. die 

 Anzahl Skalenteile, um welche sich die Skalenlesung bei einer Tempe- 

 raturänderung von i° C. ändert. 

 Ist nun 



fi der Temperaturkoeffizient des Bifi larmagn eten, d. h. 

 die in Bruchteilen des Stabmagnetismus gemessene Ab- 

 nahme desselben bei einer Temperatur-Erhöhung von i° C, 



*) Kohlrausch, 1. c. 



3* 



