36 G. Lüdeling. 



ß der Ausdehnungskoeffizient der Suspension, 

 ß' „ » » Fäden, 



so ist 



a = — 



+ 2 ß — ß' Skalenteilen. 1 ) 



w 



Bestehen, wie in unserem Falle, Suspension und Fäden aus Messing, 



so hat man 



^ + 0,000018 



a = — — bkalenteilen. 



w 



Setzt man diesen Wert für u ein, so erhält man als Lesung bei 

 der Temperatur t : 



N ,. + 0,00 0018 



w 

 Die Reduktionsformel 



H n =H N -w'(n-N) 

 geht also unter Berücksichtigung der Temperatur-Korrektion über in 



TT TT V M ^-f-°> 000018 f. . ,1 



H n = H N - w |^n — N — £—' — ^— (t — t N ) J, 



mit Hülfe welcher Gleichung alle Lesungen auf absolutes Maass zu 

 reduzieren sind. 



2. Bestimmung des Skalenwertes. 



Bei der hier gemachten Bestimmung des Skalenwertes wurde als 

 ablenkender Hilfsmagnet der cylinderförmige Magnet gebraucht, der zu 

 den absoluten Bestimmungen diente. Derselbe lenkte zunächst aus 

 der 1. Gauss'schen Hauptlage aus einer Entfernung von e= 1200 mm 

 den Magneten des Siemens'schen Glocken-Galvanometers ab. Es konnte 

 hier jedoch des Raumes wegen nur eine Ablenkung von Osten her 

 stattfinden. Sodann wirkte er aus bezügl. derselben Entfernung und 

 Lage ablenkend auf das Bifilar, hier aber sowohl aus Norden wie aus 

 Süden. Endlich wurde nochmals eine Ablenkung am Unifilar gemacht. 

 Die Ablenkungen waren folgende: (siehe Seite 37). 



Aus I. und IL folgt im Mittel: 



n = 58,75; n'= 80,65. 

 Da nun 



e' = 1400 mm, so ist : 



n' 1 80,65 l 



n ' 2e 5875 2 • l 4°° 



w = 0.0004903. 



') Kohlrausch, pr. Phys. 6. pag. 195. 



