Erdmagnetische Messungen im physikalischen Institut der Universität Kiel. 39 



4. Reduktionsformel zur Berechnung der Variationen. 



Setzt man die für w und ( <* gefundenen Werte in die Reduktions- 

 1 



rr u 'f AT V + O,00OOl8 • 



H n — Hnj — w n — N — c —- ! — - (t — t N )r ein, 



-t N )]' 



so ergiebt sich : 









H n = H x — w' 



(» 



— N — 



0,000858 -|- 0,00001 



0,0004903 



H n = H N - w' 



{■ 



— N- 



1,787 (t — t N )j- 



Da nun 









w' = Hn 



. w., 



so ist 





H n = H N ! 1 — 0,0004903 [n — N — 1,787 (t — t N )] ' 



H N = 



1 — 0,0004903 [n — N — 1,787 (t — t^) ] 

 Beim hiesigen Variometer ist nun Alles auf die Lesung 330,0 

 und die Temperatur t = -f- 15 C. bezogen. Aus einer absoluten In- 

 tensitätsbestimmung hatte sich die Horizontalintensität für den Skalen- 

 teil 351,1 und die Temperatur -|- 18,7° C. ergeben = H N = 0,18039 

 cm -1 /-' g 1 ^ sec -1 . 



Mithin ist : 



H _ 0,18039 



N 1 — 0,0004903 [351,1 — 330p - 1,787 (18,7 — 15,0)]' 

 Hn = 0,18168 cm _, /a g'/ü sec -1 . 

 Hieraus folgt: 



w' = 0,18168 . 0,0004903 

 = 0,000089 Skalenteilen. 

 Diese Werte für H n, w', N, tN eingesetzt, giebt als Schlussgleichung 

 für das hiesige Bifilarvariometer : 



H x = 0,18168 — 0,000089 [ n — 330,0 — 1,787 (t — 15,0)], 

 durch die sämtliche Lesungen auf absolutes Maass und die Normal- 

 temperatur von -f- 15 C. zurückgeführt werden. — Die Beobachtungs- 

 termine sind nach den Intensitätskurven von Wilhelmshaven gewählt. 

 (wie bei der Deklination, s. pag. 18). 



