Erdmagnetische Messungen im physikalischen Institut der Universität Kiel. 41 



Galvanometers erforderlich sei, um festzustellen, „ob der Betrag der 

 Grenzbögen der schwingenden Galvanometernadel direkt proportional 

 sei der jedesmaligen Electricitätsmenge der einzelnen Induktionsstösse, 

 wenigstens bei kleineren Elongationen." Ist dies nicht der Fall, so 

 muss es durch Einschaltung von passenden Widerständen in den 

 Stromkreis hergestellt werden. Edelmann fand so einen bedeutenden 

 Unterschied (21 Min.) in den Messungen mit geaichtem und unge- 

 aichtem Galvanometer. 



Hierbei ist jedoch, worauf schon im deutschen Polarwerk ') hin- 

 gewiesen, nicht berücksichtigt, dass Weber die Ausschläge zunächst, 

 wie vorhin erwähnt, auf den Sinus der halben Aussschlagswinkel redu- 

 ziert, daher die Stromstärken nicht direkt proportional den Schwingungs- 

 bögen, sondern den Sinus der halben Ausschlagswinkel setzt. Unter 

 Berücksichtigung des letzteren wird die Differenz in den Messungen 

 mit und ohne Aichungswiderstand bedeutend geringer. 



Es ist jedoch trotzdem die Edelmann'sche 2 te Aichungsmethode 2 ) 

 angewandt worden, da sie geeignet ist, grösstmögliche Genauigkeit in 

 der Bestimmung zu bieten. Allerdings wurden der Berechnung der 

 einzuschaltenden Widerstände die reduzierten Grenzbögen zu Grunde 

 gelegt. 



Das Princip jener Methode besteht in Folgendem : 



Durch passende Stromverzweigung sucht man bei „Axe horizontal", 

 also induzierender Vertikal-Komponente den Grenzschwingungsbogen 

 ebenso gross zu machen, wie ihn die induzierende Horizontal-Kom- 

 ponente an sich hervorbringt. Mit Hülfe der gemessenen Widerstände 

 von Erdinduktor und Schwingungsgalvanometer ist die Grösse der 

 hierzu einzuschaltenden Widerstände genau zu bestimmen. Aus diesen 

 ist dann leicht die Electricitätsmenge zu berechnen, die nach der Ver- 

 zweigung durch das Galvanometer gelangt. 

 Sei letztere = a und 



b die ganze Electricitätsmenge 

 (ohne eingeschaltete Widerstände), so ist 



das wahre Verhältnis der 

 a 



erdmagnetischen Komponenten, = tg i. 



Es kommt also darauf an, a zu bestimmen. Dies geschieht in 

 folgender Weise: 



Man bestimmt zunächst ohne eingeschaltete Widerstände die 

 Ausschläge der beiden Komponenten. Es sei für 



') Deutsches Polarwerk, Bd. II, pag. 147. 

 2 ) Edelmann, 1. c. pag. 177. 



