42 G. Lüdeling. 



„Axe horizontal" der Ausschlag = x Skalenteilen, 

 „Axe vertikal „ „ = x x „ 



A X 



und — = c. 



Dies ist jedoch nicht das wahre Verhältnis der Electricitätsmengen. 

 Wäre es der Fall, so müsste bei „Axe horizontal" und einer derart 



eingerichteten Stromverzweigung - , dass nur - - der Electricitätsmenge 



durch das Galvanometer geht, der Skalenausschlag = x werden; letz- 

 teres wird aber nicht der Fall sein. Um eine solche Stromverzweigung 

 machen zu können, ist es erforderlich, dass man die Widerstände des 

 Erdinduktors und des Schwingungs-Galvanometers kennt. 

 Fig. i7- Bezeichnet (Fig. 17): 



3 Wj den Widerstand des Galvanometers in ß, 



/ \T\ w 2 „ „ „ Erdinduktors „ „ , 



£V_V w 3 „ einzuschaltenden Widerstand der 



; . Verzweigung „ „ , 



t% w 4 „ einzuschaltenden Widerstand, um 



(vJv. die Dämpfung konstant zu halten ,, „ , 



r» fc[ so muss man nehmen : ! ) 



w 2 n 



F w 4 = w 2 ^i — l -jn. 



Erhält man bei dieser Verzweigung den Ausdruck x 2 , so ist 



— - = p das Verhältnis, um welches die ins Galvanometer 



gelangte Elektricitätsmenge zu klein oder zu gross war. Für c hat 



man dann also richtiger zu setzen 



Cl = c . p . 



Bestimmt man hierfür die erforderlichen Widerstände, so ergeben 



sich diese zu w., 



w 3 = !_ n, 



3 c, — 1 



= w 2 (i-^) 



£1. 



Mit dieser Stromverzweigung wird man einen Ausschlag erhalten, 

 der dem verlangten x x schon näher kommt. Er sei x 3 . Hat er die 

 genügende Annäherung an x x noch nicht, so muss man das Verhältnis 



~ = Pi wieder multiplizieren mit c 1 und erhält so C2, das jedenfalls 



x i 



schon hinreichende Genauigkeit besitzt. 



') Edelmann, 1. c. pag. 170. 



