Erdmagnetische Messungen im physikalischen Institut der Universität Kiel. 48 



Es ergiebt sich dann also : 



Xo 



Xi 



Setzt man hier für 



x 

 c t = c . p = — . p ein, so hat man 



Xi 



H 



X . X 



tg i = P . 



-i 



Bei dem hier gebrauchten Erdinduktor und Schwingungs-Galvano- 

 meter gestalten sich die Verhältnisse folgendermassen: 

 Es war (Fig. 17) 



w x = Widerstand des Galvanometers = ABC = 0,590 i2, 

 w 2 = „ „ Erdinduktors = A'B'C = 0,725 „ . 



Bei den Schwingungsbeobachtungen ohn e W id erstände erhielt 

 man: 



„Axe horizontal": x= 1038, . 2 .. Skalenteilen, 

 „Axe vertikal": x 1 = 427, . 2 . . „ 



Hieraus folgt: 



1038,2 

 c= — J -^ = 2,430. 



427,2 



Um nun bei „Axe horizontal" — =— - der induzierten Elec- 



c 2,430 



tricitätsmenge hindurchzuschicken, musste eine Stromverzweigung an- 

 gebracht werden, derart, dass 



°>725 



w 3 — '— J — = 0,507 i2, 



6 2,430 — 1 ° ' ' 



w, = 



= 0,725(1 - — ) = o,427 J2 wurde. 



3 V 2,430/ >* ' 



Nachdem dies geschehen, erhielt man einen Ausschlag von 



x 2 — - 418,9 Skalenteilen. 

 Es kam also ein zu kleiner Teil der Vertikal-Intensität durch 



das Galvanometer, und zwar zu klein um — — =- — iE- — ggo = p. 



Xl 427,2 



Man hat daher statt des Verhältnisses 



c = 2,430 zu nehmen die korrigierte Zahl 



c . p = c A = 2,430 . 0,980, 



c, = 2,381. 



Hierfür berechnen sich die Widerstände: 



0,725 „ . 



W3= 2,l87^T=°>525ßund 



V 1 2,381/ 



w 4 = 0,725 ( 1 — ) = 0,420 n 



