22 G. Lüdeling. 



Die Amplitude ist im Sommer grösser als im Winter: Sie betrug 

 im Juli 9/2, August 10/3, September 8/7, Oktober 6/2, November 5/2 

 und im Dezember 4/6. 



B. Horizontal-Intensität. 



I. Absolute Bestimmung der Horizontal-Intensität. 



1. Theorie des angewandten Verfahrens. 



Die absolute Messung der Horizontal-Intensität erfolgte nach der 

 Koh lrausch'schen Methode des absoluten Bif i larmagn eto- 

 meters. Das Prinzip dieser Methode ist bekanntlich folgendes 1 ): 



Ein bifilar Ost-West aufgehängter Magnet wird einerseits durch 

 die Horizontalkomponente des Erdmagnetismus in den magnetischen 

 Meridian zurückzudrehen gesucht, während andererseits die Direktions- 

 kraft der bifilaren Aufhängung bestrebt ist, ihn in der Ost-West-Lage 

 festzuhalten. Man beobachtet nun mit Fernrohr und Spiegel die Ein- 

 stellung des Magneten, legt ihn dann in der Bifilarsuspension um und 

 liest wieder ab. Die Hälfte des Winkels zwischen beiden Stellungen 

 sei a. 



Zu gleicher Zeit wirkt der Bifilarmagnet aus der grossen Ent- 

 fernung r auf kleine Ablenkungsmagnete, die in unserem Falle östlich 

 und westlich vom Bifilar aufgehängt sind. 



Bedeutet nun 



D die statische Direktionskraft der Bifilar-Aufhängung, 



H die Horizontalkomponente des Erdmagnetismus, 



M das magnetische Moment des Bifilarmagneten, 



M' -j- M" das magnetische Moment der Ablenkungsmagnete, 



M'+M" 



x = 5 das Verhältnis des magnetischen Momentes der beiden 



ri 



Ablenkungsmagnete zum Erdmagnetismus, so erleidet das Bifilar- 



magnetometer folgende Drehungsmomente: 



a) Von der bifilaren Aufhängung: — D. sin «, 



b) vom Erdmagnetismus: H. M. cos «, 



. j tt ci m , M ( M ' + M") cos a 



c) von den Unmlar-Magnetometern: — ! — r — 



r c 

 M. H. x 



cos a, 



') Die erschöpfende Theorie s. Wied. Ann. N. F. XVII. pag. 737 ff. 



