Erdmagnetische Messungen im physikalischen Institut der Universität Kiel. \Q 



Bogenlicht u. s. w. ein- und ausgeschaltet, doch zeigte sich dabei keine 

 merkliche Aenderung in der Ruhelage des Magneten. Die Aenderung 

 in der Lage der Kurven um io h und n h a. m. entspricht einer täg- 

 lichen periodischen Zunahme der Deklination gegen Mittag hin. In 

 der punktierten Kurve ist der Verlauf der Deklination verzeichnet, wie 

 er sich an einigen Tagen später in derselben Beobachtungszeit unter 

 normalen Verhältnissen gestaltet hat. 



Aus der Untersuchung geht hervor, dass eine nachhaltige Wirkung 

 der Dynamomaschine nicht bestand, und dass daher ein störender 

 Einfluss auf die regelmässigen täglichen Ablesungen des Unifilars nicht 

 vorhanden war — vorausgesetzt natürlich , dass nicht gerade während 

 des Gebrauchs der Maschine beobachtet wurde. — 



2. Registrierapparat. 



Auf Anregung seitens des Herrn Professors L. Weber, die mag- 

 netischen Variationen photographisch zu registrieren, wurden zunächst 

 Voruntersuchungen über die Empfindlichkeit des Papiers und die Leucht- 

 kraft des Lichtes gemacht, die erforderlich waren. Die ersten Versuche 

 mit Platinpapier von Unger & Hoffmann sowie Eastman'schem Brom- 

 silber-Papier ergaben kein genügendes Resultat, die Papiere waren bei 

 Anwendung von Petroleum-Licht nicht empfindlich genug. Nach Er- 

 kundigungen bei Herrn Dr. Eschenhagen-Potsdam wurde darauf das 

 Stolze'sche s. g. F-Papier, ein Bromsilber-Gelatine-Papier in Anwendung 

 genommen, das sich in jeder Beziehung als sehr brauchbar erwies. 



Zum Zwecke der Registrierung ist nun folgende Anordnung ge- 

 troffen (Taf. I., Fig. 10.): 



Auf dem westlichen Pfeiler des abgeschlossenen Raumes im 

 Treppenhause des physikalischen Instituts steht ein Wiedemann'sches 

 Spiegel-Galvanometer G mit ringförmigem Magneten und starker Kupfer- 

 Dämpfung. Vor dem zur Abhaltung von Luftströmungen dienenden 

 Gehäuse, an derselben Stelle, an der sonst das Schutzglas sitzt, ist 

 eine Linse 1 von ca. 49 cm Brennweite aufgekittet. In L steht auf 

 dem Pfeiler ein einfacher viereckiger Holzkasten, dessen hintere Wand 

 herausgenommen ist. In der vorderen befindet sich in Höhe des 

 Magnetspiegels ein vertikaler, verstellbarer, schmaler Spalt s aus Messing, 

 und dahinter ein Petroleum-Flachbrenner, der mit der schmalen Seite 

 gegen den Spalt gestellt ist und dessen Licht nach den Seiten hin 

 durch die Wände des Kastens abgeblendet wird. Seitlich, auf einem 

 möglichst fest stehenden Bocke liegt ein viereckiger, lichtdichter 

 Holzkasten, dessen Vorderwand herausnehmbar und mit einem Aus- 

 schnitt versehen ist. Hinter dem letzteren befindet sich auf einem 

 Holzansatz A ein horizontaler, verstellbarer Messingspalt S. In einer 



2* 



