10 G. Lüdeling. 



i) auf die Torsion des Fadens und 



2) „ „ Stellung des Spiegels gegen die mag- 

 netische Axe des Deklinationsstabes. 



Erstere muss möglichst aufgehoben, der Rest sorgfältig be- 

 stimmt werden; letztere soll genau senkrecht sein. Da man dies 

 meistens nicht völlig erreichen wird, so bestimmt man die Richtung 

 der magnetischen Axe dadurch, dass man den Stab umlegt, d. h. um 

 180 um seine Längsaxe dreht. 



Eine absolute Deklinationsbestimmung gestaltete sich also 

 folgendermassen : 



Zunächst wurde durch einen eingehängten Torsionsstab (Messing- 

 stab von den Dimensionen des Deklinationsstabes mit eingelegtem 

 kleinen Magneten) der Faden austordiert. Fiel die Richtung, welche der 

 Torsionsstab in der Ruhe einnahm, nicht ungefähr mit dem magnetischen 

 Meridian zusammen, so wurde es durch Drehen am Torsionskreise be- 

 wirkt. Wenn dies der Fall, wurde abwechselnd Magnet- und Torsions- 

 stab mit vorgeschraubtem Spiegel eingelegt und versucht, durch Drehen 

 am Torsionskreise für Torsions- und Magnetstab denselben Skalenteil 

 als Gleichgewichtslage im Fernrohr zu erhalten. Selbstverständlich 

 wird letzteres nie oder selten ganz genau gelingen, ungefähr aber 

 erreicht man es ziemlich leicht. Der Rest der nunmehr nur noch 

 geringen Torsion ist anfänglich auf 2 verschiedene Weisen bestimmt 

 worden, zunächst nach der Angabe von Kreil 1 ). 

 Es bedeute 



S 1 den Skalenteil, auf welchen der Magnetstab zeigt, 



bei Drehung am Torsionskreise um x°, 

 S 4 den Skalenteil, auf welchen der Torsionsstab in dieser 



Lage des Torsionskreises zeigt, 

 S 3 „ „ , auf welchen der Torsionsstab bei Rück- 



drehung um x ° zeigt. 

 Dann ist S 2 — S x = n der Unterschied in der Stellung des Magnetstabes, 

 S 4 — S 3 = N der Unterschied in der Stellung des Torsions- 

 stabes. 

 Die Differenz n (ausgedrückt in Skalenteilen), die als Korrektion an 

 die Deklination anzubringen wäre, ist nun, wie ohne weiteres einleuchtet, 

 durch die absichtliche Drehung des Fadens um x° hervorgerufen. 

 Diese Drehung hat aber auch einen Unterschied in der Stellung des 

 Magnet- und Torsionsstabes von (N — n) Skalenteilen bewirkt. Will 

 man also wissen, welche Verbesserung % man an die Deklination zu legen 



') Kreil, Anleitung zu den magnetischen Beobachtungen. Wien 1858, pag. 20. 



