Erdmagnetische Messungen im physikalischen Institut der Universität Kiel. 



L-**-WWv-«J 



die Miren M und M' derart gestellt und festgeschraubt, dass die 

 Verbindungslinie der mittelsten Teilstriche genau den astronomischen 

 Meridian angiebt. Um nun aber von etwaigen störenden Witterungs- 

 verhältnissen sowie der Veränderlichkeit der genannten Miren unab- 

 hängig zu sein, ist noch an dem nördlichen Pfeiler des eisenfreien Hauses 



eine Spiegelmire angebracht, deren Nor- 

 male genau bestimmt ist. Damit dieselbe 

 auch bei ev. Änderungen an der Skala 

 oder dem Theodoliten gebraucht werden 

 .. kann, ist sie folgendermassen eingerichtet 



/V^-V\(s- Fj g- 5): 



l Io-qJ J Eine Messingplatte ist an 2 Stäben fest 



\^__^/ im Pfeiler vergypst, auf dieser wird durch 



drei Stellschrauben eine 2 te Messingplatte 



von plankonvexer Form festgehalten, die 



1 i mit der erhabenen Seite auf der festen 



Platte aufliegt, auf der ebenen Seite einen 3 cm breiten und 4,5 cm 



langen Spiegel trägt. 



Die Normale des Spiegels ist bei Beginn der Beobachtungen auf 

 den vom Fernrohr des Theodoliten herabgeloteten Skalenteil ein- 

 gestellt, und es wird bei jeder Messung kontroliert, ob etwaige Ver- 

 schiebungen eingetreten sind. Ist dies nicht der Fall, so müssen stets 

 der Vertikalfaden des Fadenkreuzes im Fernrohr, das Lot und das 

 Spiegelbild desselben mit dem geloteten Skalenteil zusammenfallen. 

 Die unverrückte Lage des Fernrohrs selbst wird dadurch überwacht, 

 dass unter dem herabhängenden Lote auf der Steinplatte des Pfeilers 

 ein kleiner Spiegel mit einem eingeritzten Kreuz aufgeklebt ist. Es 

 müssen bei richtiger Lage des Fernrohrs die Spitze des Lotes und ihr 

 gespiegeltes Bild genau mit dem Schnittpunkte des Kreuzes zusammen- 

 fallen. 



Bei der zweiten Vorbestimmung handelt es sich um Ausmes- 

 sung des Abstandes zwischen Magnetspiegel und Skala. Zu diesem 

 Behufe wurde ein horizontaler Unterbau geschaffen und in die Mitte 

 auf denselben ein Meter-Maassstab gelegt. An diesen schlössen sich 



Fig. 6. 



T&nvra&r 



Aj\Ujd 



yndmtaA 



nach den Seiten 2 

 Messing-Maassstäbe 



— " an, die aus in einan- 

 der verschiebbaren 



Ätaia. Röhren bestehen (s. 

 Fig. 6). An den En- 

 den sind dieselben 

 zugespitzt. Nach- 



