Q G. Lüdeling. 



diesem Übelstande abgeholfen worden (vgl. Fig. 2, 3, 4, bei denen 

 der Einfachheit halber die Schrauben am Spiegelhalter fortgelassen sind): 



Zwei 0,3 cm starke und 1,2 cm breite, gut abgedrehte und genau 

 in einander passende Messingringe A u. B, von denen der innere auf 

 der oberen Seite eine Nute besitzt, werden durch 3 in diese Vertiefung 

 greifende Schrauben a a' a" festgehalten. Lockert man eine derselben, 

 so lässt sich der innere Ring bequem drehen. In dem letzteren ist nun 

 das alte Schiffchen des Magnetometers fest verlötet, in b b' b" b'", wie 

 aus Fig. 2 ersichtlich. Der äussere Ring ist durch 2 Ansatzstücke C C 

 mit der Alhidade D verbunden, die von dem Torsionskreise E getragen 

 wird wie beim alten Gauss-Weber'schen Magnetometer. Auf diese 

 Weise ist es möglich gemacht, den Magnetstab bequem umzulegen. 



Der Magnet hängt an einem Träger, wie ihn Gauss und Weber 

 benutzten; derselbe ist unter der Decke des Hauses befestigt. Die 

 Länge des Fadens beträgt ca. 2,3 m. Grosse Schwierigkeiten machte 

 es, einen passenden Aufhängefaden zu finden. Es wurden Versuche 

 mit Aluminium-Bronze-, Stahl- und harten Messingdrähten angestellt, 

 nach welchen ich letzteren unbedingt den Vorzug geben muss. Aller- 

 dings wird dabei vorausgesetzt, dass die Messingdrähte aus gutem 

 Material hergestellt sind; einige hier in Kiel gekaufte Sorten erwiesen 

 sich wenig tauglich wegen ihrer geringen Haltbarkeit, doch zeichneten 

 sich die später von der durch Kohlrausch empfohlenen Drahtfabrik von 

 J. L. Hüttlinger in Schwabach bezogenen sowohl durch grosse Trag- 

 kraft wie auch kleinen Torsionsmodul aus, sodass sie sehr gut zu ver- 

 wenden waren. Der zuletzt gebrauchte Faden hatte eine Dicke von 

 0,20 mm. Zur Aufhängung des Magnetstabes wurde unten eine Doppel- 

 schlinge gemacht, wie sie Kohlrausch vorschreibt (pr. Physik 87, 

 pag. 178). 



Als Beruhigungsstab diente ein zweiter Magnet von denselben 

 Dimensionen. War derselbe nicht in Gebrauch, so stand er senkrecht 

 an der Südwand an solcher Stelle, dass seine Längsaxe sich im mag- 

 netischen Meridian befand. Von dieser Stellung aus übte er keinen 

 Einfluss auf das Magnetometer aus, wie durch mehrfache Versuche 

 festgestellt wurde. 



2. Vorbestimmungen. 

 Bevor nun zur eigentlichen Messung der Deklination geschritten 

 werden konnte, waren noch einige Vorbestimmungen erforderlich. 

 Dieselben erstreckten sich zunächst auf die Festlegung des geographi- 

 schen Meridians. Die hierzu erforderlichen astronomischen Messungen 

 (Polarstern - Beobachtungen) wurden von Herrn cand. astron. Möller 

 bereitwilligst übernommen. Nach denselben sind, wie schon erwähnt, 



