270 Dr - C - Apstein. 



sie sich ungefähr iocm unterhalb des Eimers zusammen knüpfen lassen, 

 dann kann man hier ein Lot anhängen, welches das Netz schneller in 

 die Tiefe zieht. 



Quantitatives Planktonnetz Fig. I, II, III, IV. 



Dieses Netz ist nach dem Princip des Hensen'schen Plankton- 

 netzes gebaut, unterscheidet sich von diesem nur durch seine geringe 

 Grösse und die Einrichtung des Eimers. Das Netz besteht aus 3 Teilen, 

 dem Aufsatz (Fig. I III A), dem eigentlichen Netz (Fig. I III N) und 

 dem filtrierenden Eimer (Fig. II IV). Ueber dem Netzring (R) von 25 cm 

 Durchmesser erhebt sich der konische Aufsatz (A) dessen obere Oeffnung 

 nur 10,5 cm lichte Weite hat. Dieser Aufsatz dient einerseits dazu, 

 dass nur eine kleine Wassermenge in das Netz geraten kann, die dann 

 durch die grosse Netzfläche desto vollkommener filtriert wird, anderer- 

 seits soll er auch verhindern, dass beim Aufstossen des Netzes auf den 

 Bodenschlamm dieser in das Netz gerät. Daher sind an dem Netzring (R) 

 ein paar bewegliche Stützen (s) angebracht, die mit Schnüren an dem 

 oberen Ringe (r') befestigt werden können, so dass der Aufsatz nicht 

 zusammenklappen kann, während dieses für den Transport von Vorteil ist. 



An dem Ringe (R) hängt das konische Netz (N) aus Müllergaze 20, 

 dessen untere Oeffnung nur 4 cm Durchmesser hat und dessen Seiten- 

 länge 40 cm beträgt. Dieses Netz muss straff gespannt sein, weil sonst 

 in den Falten Material sitzen bleiben würde. Daher wird ein Muster 

 berechnet, l ) nach welchem die Gaze geschnitten wird. Unten an dem 

 Netz ist der filtrierende Eimer befestigt. Der obere Teil desselben 

 (Fig. IV E) ist genau so gebaut, wie der obere Teil des Eimers am 

 qualitativen Planktonnetz, an das Gewinde kann dann der folgende 

 Apparat (2 und 4 F) angeschroben werden. Er besteht aus einem 12 cm 

 langen Messingcylinder, dessen Seiten bis auf drei schmale Stäbe (4 s) 

 herausgenommen sind, aber so, dass noch oben und unten je 3 cm vom 

 Cylinder stehen bleiben (4 a und b). Die Gaze wird oben und unten 

 durch Klemmringe (2 und 4 f' f"), an den Seiten durch 3 schmale 

 Platten (p), die auf die drei stehen gebliebenen Stäbe passen, vermittels 

 Schrauben angedrückt. Es ist dann am Netzzeug des Eimers kein 

 Nadelstich nötig, wenn man die seitlichen Kanten der Gaze zwischen 

 zwei Platten bringt. Der nach der Mitte zu abfallende Boden des 

 Eimers trägt hier ein Rohr (t), welches durch einen durchbohrten Hahn (h) 

 geöffnet und geschlossen werden kann. Mit Hilfe der Schraube (m) 

 kann man den Hahn fester oder lockerer stellen, wie das aus der 

 Figur IV ersichtlich ist. 



') C. Apstein. Die quantitative Bestimmung des Plankton im Süsswasser, in Zacharias : 

 Das Tier- und Pflanzenleben des Süsswassers Bd. II Seite 263 264. 



