vom 25. Juni 1866. 



417 



Widerstand bei einer bestimmten Temperatur bekannt ist, kann 

 man mithin auf die Temperatur des die Rolle umgebenden 

 Meerwassers schliefsen. Es ändert sich z. B. der Widerstand 

 des Kupfers für 1 Grad der hundertteiligen Skale um 394. 

 Diese Methode leidet aber an dem Übelstande, dafs man 

 die Enden der Widerstandsrolle durch sehr gut leitende, also 

 dicke Dräthe mit dem Schiffe verbinden mufs, damit der durch 

 die veränderte Temperatur ebenfalls geänderte Widerstand der 



Zuleitungsdräthe keinen 

 merklichen Fehler hervor- 

 bringt. Auch erfordern 

 genaue Widerstandsbe- 

 stimmungen sehr gute Ap- 

 parate und experimentelle 

 Gewandtheit. Wir haben 

 daher in neuerer Zeit die 

 Methode insofern abgeän- 

 dert, dafs die Wider- 

 standsmessungen ganz 

 S^aj gj^^ r gglJj fortfallen und die Tempe- 

 i ratur der Meerestiefe am 

 Bord des Schiffes durch 

 ein gewöhnliches Queck- 



igljjj rl^gpft^ ' Silberthermometer abgele- 

 sen wird. Es wird dies 

 dadurch ermöglicht, dafs 

 die am Ende des zwei- 

 dräthigen Kabels, welches 

 als Lothschnur dient, ein- 

 geschaltete Widerstands- 

 rolle mit drei anderen am 

 Bord des Schiffes befind- 

 lichen genau gleichen Wi- 

 derstandsrollen und einem 

 Galvanometer mit astati- 

 scher Nadel zu einer so- 

 genannten Wheatstone- 

 schen Brücke combinirt 



