88 А. БФЛОПОЛЬСЫЙ, 



Изъ разсмотр'бтя всЬхъ разностей оказалось, что оне почти всегда 

 (какъ упомянуто выше) сохраняютъ знакъ плюсъ и что абсолютная вели- 

 чина при одинаковыхъ почти услов1яхъ спектрографа могутъ получаться раз- 

 личный. Наприм1>ръ спектрограммы а Регзе1 снятыя въ 1903 г. декабря 12 

 и декабря 20. Разности на одной и той-же спектрограмме иногда зависятъ 

 отъ положемя линш въ спектре, на краю поля, гдт> Фокусировка менее 

 хороша и величины разностей меняются. Наприм'Ьръ а Регзе1 12 декабря 

 и а ВооИз мая 17. Разности повидимому не зависятъ отъ камеръ, которыми 

 пользовались (В — короткая, Л — длинная). Также и температура не играетъ 

 преобладающей роли въ величине разностей. Некоторое вл1яше оказываетъ 

 положеше камеры внизу или наверху, какъ это видно на снимке а. ВооИз 

 мая 16. 



Такимъ образомъ я пришелъ къ заключетю, что причина этихъ раз- 

 ностей не зависитъ отъ спектрографа, а лежитъ вне его. Первая попытка 

 подметить ее заключалась въ томъ, чтобы убедиться, насколько лучи 

 звезды и лучи искусственнаго источника проходятъ въ одинаковомъ напра- 

 вленш черезъ щель спектрографа. Для этого непосредственно за объекти- 

 вомъ коллиматора передъ призмами помещалась Фотографическая пластинка. 

 Для данныхъ целей употреблялась а Лиры и а Возничаго при экспозицш 

 въ 30 минугъ. Оказалось, что пластинка не представляла равномт>рнаго 

 отпечатка полнаго объектива коллиматора, а лишь наполовину его; другая- 

 же половина слаба (отпечатокъ не круглый). При этомъ граница слабой и 

 густой частей почти параллельна направлетю щели. Пластинка освещенная 

 искусственнымъ источникомъ дала равномерный отпечатокъ объектива кол- 

 лиматора. Отсюда следуетъ, что причина наклона заключается въ томъ, 

 что лучи звезды падаютъ на первую поверхность призмы подъ другимъ 

 угломъ, чьмъ лучи искусственнаго источника. 



ДальнМшш шагъ заключался въ отысканш причины этого обстоятель- 

 ства. (Предполагается, что коллиматоръ строго выв-Бренъ — поставленъ по 

 оптической оси 30 дюйм, рефрактора). 



Для этой ц^ли по моей просьбе устроена была механикомъ Обсерва- 

 торш вторая контрольная трубка, помещающаяся за первой призмой и пред- 

 назначенная для того, чтобы видеть спектръ звезды, въ то время какъ 

 первая контрольная трубка позволяетъ разсматривать звезду и щель. Такимъ 

 образомъ можно одновременно видеть и звезду и ея спектръ не прикасаясь 

 къ спектрографу или трубе. 



Тутъ-то оказалось весьма важное обстоятельство, обусловливающее 

 сказанный недостатокъ нашего спектрографа: когда на щели видно изобра- 

 жение звезды, то спектра почти не видно (часть син.-ф!олет.). Наоборотъ, 

 когда виденъ спектръ, то звезда находится вне щели. При помощи микро- 



4 



