95 



bei verschiedener Belastungen ein und desselben schwimmenden Kör- 

 pers, aber umgeänderter Dichte der Flüssigkeit, gemessener Volumina, 

 so hat man in dem Verhältniss dieser zueinander ein genaues Maass 

 für das Grössenverhältniss der beiden Belastungen. Es kömmt eben 

 alles darauf an die betreffenden Volumine leicht und möglichst genau 

 messen zu können. Solche Betrachtungen waren es, die mich dazu 

 veranlassten ein Instrument zu construiren, das deu Zweck hätte 

 für den Fall relativer Gewichtsbestimmungen zu dienen, und in diesem 

 Sinne, als einfacher und was das wichtigste ist billiger, eine Wage 

 bei vielen gewichtsanalytischen Bestimmungen zu ersetzen vermöchte, 

 zumal da wo es auf absolute Genauigkeit nicht ankommt. Ich hatte 

 hiebei vornehmlich den Vortheil des technischen Chemikers im Auge, 

 dem häufig keine, oder doch selten eine gute Wage zu Gebote steht, 

 und dem darum zu thun ist, in möglichst kurzer Zeit und mit der 

 geringsten Mühe , quantitative Werthbestimmungen ausführen zu 

 können, und gedachte dabei zumal solcher Bestimmungen die sich 

 leicht auf Gewichtsverluste oder Gewichtszunahmen redueiren Hessen. 

 Das Instrument das ich zu diesem Ende construirte, und das wenn 

 man will die Combination eines Gewichtsaräometers mit einem Skalen- 

 aräometer darstellt, ist folgendes : Ein hohler Metallkörper (Fig. I. a, Ä) 

 aus möglichst dünnem Blech gefertigt, von der Form eines durch 

 beiderseitig aufgesetzte Kegelstutzen geschlossenen Cylinders, ist so 

 eingerichtet, dass er sich etwa bei c (Fig. I. ß) nach Art einer Fe- 

 derbüchse öffnen und schliessen lässt. An seinem oberen Ende bei 

 b (Fig. I. a u. ß) trägt er in der Richtung der verlängerten Haupt- 

 axe stehend ein flaches leicht abschraubbares Stäbchen &, das an 

 einer der breiteren Flächen eine lOOtheilige Skala trägt. An dem 

 oberen Ende dieses Stäbchens bei d befindet sich ein leichtes, be- 

 quem abnehmbares Schälchen h. Die Dimensionen des Instrumentes 

 und seiner Theile wählt man vorteilhaft so, dass die Höhe des 

 Metallkörpers A (den ich „Schwimmeylinder" nennen will) von a— b 

 gemessen, im geschlossenen Zustande 23 — 24 cm -, sein Querdurchmesser 

 3£— 4 cm - beträgt. Die Länge des Stäbchens k hätte dann von b—cl 

 gemessen 17 — 18 cm - zu betragen. Die Dimensionen dieses Stäb- 

 chens (das ich „Halstheil" nennen will) wären vortheilhaft so gewählt, 

 dass die Breite desselben etwa 4 mm - die Dicke ^— 1 — 1-L mm - betrüge. 

 Die Länge der an der Breitseite aufgetragenen hunderttheiligen Scala 

 kann 15 cm - betragen, wo dann die Länge je eines Skalenintervalles 

 _— i±mm. w j r( j j un j i s t dieselbe so anzubringen das der O Punkt der 

 von unten nach aufwärts zu laufend nummerirten Scala etwa £ — l cm ' 



