96 



weit über dem Ansatzpunkte des Halstheiles bei b, der 100. Theil- 

 strich derselben etwa 2 cm * unter dem Aufsatzpunkt des Schälchens /*, 

 bei ť7, zu liegen kömmt. Die Theilung selbst kann sich entweder 

 blos auf Hundertstel beschränken, oder es kann dieselbe bis auf } 

 von jedem Hundertstel belaufen, wo sie dann für gewöhnliche Zwecke 

 hinreichend ist. Im allgemeineu genügt es blos die Zehner der Scala 

 (Fig. I. y) durch Ziffern zu markiren. Das Schälchen h endlich ist 

 bei einem Querdurchmesser von 2| — 3 cm - genügend gross gewählt. 

 Will mau nun mit einem so construirten Gefässe eine Gewichtsver- 

 hältnissbestimmung ausführen, so verfährt man in folgender Weise. 

 Es wäre beispielsweise der Wassergehalt einer Gyps-Sorte aus dem 

 Gewichtsverluste zu ermitteln: Man bringt za diesem Ende in den 

 Hohlraum des Instrumentes, das man ein für allemal durch einge- 

 brachte Schrottkörner (kleinster Gattung) soweit belastet hat, dass es 

 im Wasser etwas über drei Viertheile der Länge des Schwiramcylin- 

 ders einsinkt, einen für die Vornahme der Entwässerung bestimmten 

 Tiegel und senkt nun das wohl geschlossene Gefäss (dessen Verschuss 

 begreiflich wasserdicht sein muss) in ein mit Wasser gefülltes, genü- 

 gend hohes und weites Cylinderglas. Man bringt nunmehr auf das 

 Schälchen h des völlig aufrecht schwimmenden Instrumentes ein für 

 die Aufnahme der Substanz (des Gypses) bestimmtes Gefäss, etwa 

 ein dünnes Uhrgläschen, eine Scheibe Glanzpapiers o. d. in., und 

 legt nuu weiters soviel feiner Schrottkörner, oder Eisenpfeilspähue zu, 

 bis das Instrument, eben genau bis zum Punkt der Scala am Hals- 

 theile einsinkt. Es lässt sich dieses Einstellen auf die Marke 0, 

 namentlich bei Anwendung feiner Eisenfeilspähne als Belastungsma- 

 teriale , bei nur einiger Uebung leicht und mit ziemlicher Ge- 

 nauigkeit erzielen, zumal wenn man in der Weise abliest, dass 

 man das Auge in die Ebene des Flüssigkeitsniveaus bringt, und den 

 Moment des Erscheines des betreffenden Theilstriches unter dem 

 Flüssigkeitsniveau als Normale festhält. Hat man also durch vorsich- 

 tiges zulegen des Belastungsmateriales eine möglichst scharfe Ein- 

 stellung auf die Marke erreicht, so bringt man auf das, für die 

 Aufnahme der Substanz bestimmte Uhrgläschen, langsam und in klei- 

 nen Portionen soviel von der zu untersuchenden Substauz (Gyps) bis 

 das Instrument eben bis zum 100. Theilstrich der Scala einsinkt und 

 diesen Stand constant beibehält. Man nimmt nunmehr das mit der 

 Substanz so beschickte Uhrgläschen von dem Schälchen h ab, ent- 

 fernt das Instrument selbst aus dem Wasser trocknet von Aussen gut 

 ab und bringt nachdem man den im Innern des Schwimmcylinders 



