9T 



befindlichen Tiegel aus diesem entnommen, die auf dem Uhrgläschen 

 enthaltene Gypsmenge (natürlich mit Vermeidung eines Gewichtsver- 

 lustes) in denselben, und vollführt nun auf geeignete Weise die Ent- 

 wässerung der Gypsprobe. Nach Vollendung dieser Operation bringt 

 man den wohl erkalteten Tiegel wieder in das Innere des Instru- 

 mentes, und senkt dieses, abermals wohl verschlossen und unter der- 

 selben Belastung, wie sie vor dem Versuche zur Einstellung auf die 

 Marke nöthig war, in das mit Wasser gefüllte Cylinderglas. Nach- 

 dem man nun abgewartet hat, bis das Instrument, das nunmehr, weil 

 um den Gewichtsverlust der Substanz (des Gypses) leichter, nicht 

 mehr bis zur Marke 100, sondern weniger tief einsinken wird, einen 

 constanten Stand eingenommen hat, liest man den diesem Stande 

 entsprechenden Theilstrich an der Skala ab, und findet an der Anzahl 

 der Theilstriche, um die das Instrument nun weniger tief eingesenkt 

 erscheint, genau die Anzahl der Prozente an Wasser, die in dem un- 

 tersuchten Gyps enthalten waren. Erschiene z. B. das Instrument nun 

 blos bis zum Theilstrich 70 eingetaucht, würden also 30 Theilstriche 

 der Skala über das Niveau der Flüssigkeit herausragen, so betrüge 

 der gefundene Wassergehalt des untersuchten Gypses 30°/ - Nach 

 den Eingangs erörterten Betrachtungen wird die Richtigkeit des so 

 erhaltenen Resultates ohne Zweifel verständlich sein. Ist das Instru- 

 ment nur irgend gut gearbeitet, ist es ferner so belastet, dass es völlig 

 lothrecht schwimmt, und ist der Halstheil desselben möglichst gleich- 

 massig, sowie die Skalentheilung richtig, so sind, soferne die Temperatur 

 und derart die Dichte der Flüssigkeit, mit der operirt wird, sich zwischen 

 dem Anfangs- und Endversuche nicht wesentlich geändert hat, die 

 in solcher Weise erzielbaren Resultate mehr als hinreichend genau, 

 und mit den mittelst einer guten Wage erreichten, gut übereinstim- 

 mend. Mit genauer construirten Instrumenten aber lassen sich 

 zumal dann, wenn man die Dicke des Halstheiles etwas geringer 

 nimmt, die Länge desselben und somit auch die der Skala etwas grösser 

 wählt, wo dann die einzelnen Intervalle grösser ausfallen, und dann 

 ein schärferes Ablesen möglich ist, absolut genaue Resultate erhalten, 

 wenn man zugleich die Fehlerquellen in Erwägung zieht, die Grösse 

 der Fehler bestimmt und in Rechnung setzt. Solche Fehlerquellen 

 sind namentlich wie schon erwähnt, Ungleichmässigkeit des Halsthei- 

 les, Unrichtigkeit der Skalentheilung, Schwankungen der Temperatur 

 innerhalb der zwischen dem Anfangs- und Endversuche liegenden Zeit, 

 Unreinheit des Schwimmcylinders, und endlich ein Benetztsein des 

 über dem Flüssigkeitsniveau stehenden Halstheiles. Was die ersten 



Sitzungsberichte. III. 7 



