98 



beiden Momente, als Ungleichmässigkeit des Halstheiles und Unrich- 

 tigkeit der Skalentheilung anbelangt, so lassen sich diese beiden nun 

 freilich nicht leicht vollkommen vermeiden; dagegen lässt sich ihr 

 Einrluss auf die Richtigkeit der Resultate vollkommen beseitigen, 

 wenn man sich für ein gegebenes Instrument in ähnlicher Weise, 

 wie man das bei nicht calibrirten Büretten zu thun genöthigt ist, 

 auf empirischen Wege ein für allemal eine corrigirte Skala entwirft, 

 an der man für die gefundenen Zahlen die corrigirten Werthe ab- 

 liest; die Herstellung einer solchen corrigirten Skala bietet aber 

 keine wesentliche Schwierigkeit, man hat eben nichts weiter zu 

 thun als die einem der Skalenintervalle entsprechende Belastung zu 

 ermitteln und mit dieser Grösse alle andere Skalenintervalle zu ver- 

 gleichen. Schwankungen der Temperatur der Flüssigkeit während 

 der zwischen einem Anfangs- und Endversuche verstreichenden Zeit 

 werden im allgemeinen, wenn nicht absichtlich provocirt, so gering 

 sein, dass sie kaum irgend in die Wagschale fallen, und für Bestim- 

 mungen, die keinen hohen Grad von Genauigkeit fordern, werden 

 Fehler dieser Art, zumal wenn der Zeitraum zwischen je einem Anfangs- 

 und dem bezüglichen Endversuche liegt, nicht zu bedeutend ist, wohl 

 vernachlässigt werden können. Umsomehr als sie ja ohnedies wenig- 

 stens theilweise, durch die gleichzeitige und in demselben Sinne erfol- 

 gende Volumsänderung des schwimmenden Körpers compensirt werden 

 dürften. Wollte man indess zum Behufe genauerer Bestimmungen 

 eine Correctur für derartige Fehler anbringen, so hätte man wie be- 

 greiflich einfach die Temperaturänderung ihrem Werthe nach zu be- 

 stimmen und die von der Grösse dieses abhängige Vermehrung oder 

 Verminderung der Dichte der Flüssigkeit in Rechnung zu bringen. 

 Unreinheit des Schwimmgefässes, (namentlich anhaftendes Fett) wird 

 sich leicht vermeiden lassen, wenn man vor dem jedesmaligen Ein- 

 senken des Instrumentes dieses mit einem reinen Tuche abwischt 

 und unnöthiges Antasten mit unreinen Händeu meidet, so wie sich 

 endlich durch vorsichtiges und allmäliges Belasten des schwimmenden 

 Instrumentes einer Benetzung des über das Flüssigkeitsniveau rei- 

 chenden Halstheiles wird vorbeugen lassen. Obwohl sich wie erwähnt 

 das Instrument zur Durchführung von relativen Mengenbestimmungen 

 überhaupt und sohin für die Durchführung von analytischen Bestim- 

 mungen der verschiedensten Art anwenden lässt, so dass man in dem 

 Besitze eines solchen Instrumentes, zumal wenn man gewisse, das 

 Verfahren freilich mitunter complicirende Kunstgriffe zu Hilfe nehmen 

 will, einer Wage völlig zu entbehren vermag, so möchte ich doch be- 



