102 



geiide Halstheih-, vielleicht von verschiedenen Dimensionen zu dem 

 Instrumente anzuschaffen, die sich natürlich bequem auswechseln, 

 und also etwa bei b Fig I. a und ß aufschrauben lassen müssen, 

 sich ausser dem die hunderttheilige Skala tragenden noch einen 

 zweiten Halstheil anfertigen lässt, der seiner ganzen Länge nach in 

 nicht zu kleine, gleiche und möglichst gleichwertige Theile getheilt 

 ist, deren Zahl eine beliebige sein kann. Die Anwendbarkeit eines 

 solchen wird aus folgender Betrachtung klar: Denkt man sich das 

 Instrument vor der Ausführung eines Versuches in einer Flüssigkeit 

 schwimmend u. z. so dass es beispielsweise zum Theilstrich 10 der 

 aufwärts-laufend nummerirten Skala eingesunken erschiene, hätte es 

 sich dann, nachdem man etwa im Falle einer Kohlensäuerebestim- 

 mung die zu untersuchende Substanz aufgelegt hat, zum Theilstrich 

 126 eingestellt, und wäre endlich der Stand desselben, nachdem die 

 Kohlensäuereabscheidung vollzogen worden, beim Schlussversuche bei 

 69 gefunden worden, so wäre offenbar die dem Gewichte der zu 

 untersuchenden Substanz entsprechende Anzahl der Skalentheile 

 = 116, die dem Gewichte der Kohlensäuere freien Substanz ent- 

 sprechende = 59, sonach die dem Gewichte der abgeschiedenen 

 Kohlensäuere entsprechende = 57 Skalentheilen, aus welchen Zahlen 

 man mittelst des Ansatzes 116: 57 — 100: x an dem x eben auch 

 die gesuchte Menge der Kohlensäuereprocente findet. Wie man sieht, 

 kann man auf diese Weise, freilich nicht ohne Rechnung, zu dem 

 gleichen Resultate gelangen, wie bei Anwendung der Procentskala, 

 nur mit dem Unterschiede, dass man das Einstellen auf bestimmte 

 Punkte der Skala, das man bei Anwendung der lOOtheiligen Skala 

 beachten muss, gänzlich erspart, und sich blos auf das Ablesen der 

 betreffenden jeweiligen Stände zu verlegen hat. So adjustirt kann das 

 Instrument selbst in der Hand weniger Geübter, denen das Einstellen 

 auf eine bestimmte Marke Schwierigkeiten machen könnte, zum Zwecke 

 relativer Bestimmungen eine Wage völlig ersetzen. 



Hierauf hielt Herr Assistent Veselý einen Vortrag über die 

 bisher construirten und verwendeten Arten von Quecksilberluftpumpen, 

 u. z. 1. über Quecksilberpumpen mit Pistons aus festen Körpern (Stahl, 

 Glas), auch Quecksilberdruckluftpumpen genannt (Le Bon, Kravogel) ; 

 2. solche mit Flüssigkeits-Pistons-Quecksilbersaug-Luftpumpen (Spren- 

 gel) ; und 3. über eigentliche Quecksilber- oder Barometerluftpumpen. 

 Nachdem Redner alle diese Arten, was Idee, ihre Ausführung, Leistungs- 

 fähigkeit (gewöhnliche Pumpen bis l mm , Sprengel'sche 0*19 mm , und Kra- 

 vogel'sche 0-038 mm Barometerprobe) und Verwendung anlangt, kritisch 



